140 LES DIATOMÉES 



Ce modèle est depuis longtemps connu de tous les mierograplies, 

 et c'est certainement l'instrument le plus sérieux qui se construise 

 en France; aussi a-t-il été imité partout. Voici, en quelques mots 

 le principe sur lequel il est établi (Fig. 76). 



Le microscope est, bien entendu, à inclinaison, et la platine, carrée 

 avec les angles mousses, large, garnie de glace ou d'ébonite, est à 

 tourbillon, c'est-à-dire qu'elle peut tourner autour du centre 

 optique dans un plan perpendiculaire à l'axe, quelle que soit l'incli- 

 naison qu'on a donnée à cet axe. Dans ce mouvement, elle emporte 

 avec elle tout le corps de l'instrument, la colonne du mouvement 

 lent et le tube, qui viennent ainsi prendre toutes les positions autour 

 du centre optique, le pied et le miroir restant seuls fixes. 



Ce mouvement s'exécute avec une précision extrême et il est 

 construit avec une grande solidité, de manière à ce que le centrage 

 exact des pièces soit rigoureusement maintenu. 



Du reste, cette solidité, cette perfection et cette garantie du cen- 

 trage constituent le but principal qui a été recherché dans la 

 construction de l'instrument tout entier. 



C'est en vue de ce résultat que la crémaillère à l'aide de laquelle 

 le tube s'élève et s'abaisse, par ce qu'on appelle le mouvement 

 rapide, est montée sur le tube lui-même au lieu d'être fixée sur un 

 cylindre ou coulant fendu dans sa longueur et dans lequel le tube 

 glisse à frottement, comme cela est pratiqué par beaucoup de 

 constructeurs. Ce système du coulant, qui permet de faire mouvoir 

 le tube à la main et même de l'enlever tout à fait, est assez com- 

 mode, mais il nuit considérablement à la solidité, en même temps 

 qu'il rend impossible la conservation du centrage. Au bout de fort 

 peu de temps, le tube finit toujours par ne plus se mouvoir droit, le 

 coulant se fatigue et l'axe optique se déplace toutes les fois qu'on 

 fait tourner le tube sur lui-même. 



C'est encore en vue de la solidité et de la fixité de l'axe optique 

 que la colonne contenant la vis micrométrique de ce qu'on appelle 

 le mouvement lent se meut sur un prisme triangulaire comme 

 axe et non sur un cylindre. On comprend que, de cette manière, il 

 n'y a aucun déplacement latéral du corps du microscope ni aucun 

 ballottement, comme il s'en produit toujours plus ou moins quand le 

 mouvement lent résulte du glissement d'un cylindre creux sur un 

 cylindre plein. Ici, lame prismatique de la colonne s'applique par 

 tous les points de sa surface et par toute la longueur de ses arêtes 

 sur le prisme fixe qu'elle emboite. Et, pour assurer encore l'exacte 

 application des surfaces, l'un des côtés du prisme servant d'axe est 

 évidé et le vide est rempli par une lame d'acier bombée en dehors, 

 faisant ressort, et dont l'élasticité établit un serrage des surfaces en 

 contact les unes sur les autres. 



