VII. MOYENS 1) ETUDE 



141 



Sous la platine était naguère placé uno sorte de tiroir latéral, glis- 

 sant dans des coulisses, et qui pouvait être amené sur le côté pour 

 recevoir les divers diaphragmes et les appareils spéciaux d'éclairage. 

 Il suffisait alors de le repousser sous la platine, où sa position était 

 déterminée par un bouton d'arrêt, pour que ces appareils tombassent 

 exactement dans l'axe optique. Ce système a été remplacé aujourd'hui 

 par un levier excentrique qui vient se développer sur le côté, ce qui 

 remplit le même but d'une manière plus commode. 



Fig. 76. — Microscope, grand modèle, de Hartnack et Prazmowski 

 (Bézu, Hausser et C ie ). 



Tels sont les principaux détails de construction de cet instrument. 

 Il est, en effet, inutile d'ajouter qu'il est monté sur un pied lourd, en 

 fer à cheval, garni de peau par dessous, que le miroir, plan d'un côté, 

 concave de l'autre, mobile dans une glissière et sur un bras articulé, 

 peut donner tous les degrés d'obliquité dans l'éclairage. Enfin, le 

 tube à tirage a 12 centimètres de haut quand il n'est pas développé, 

 16 centimètres quand il est entièrement tiré. 



On voit que cet instrument qui, prêt à l'emploi, mesure, au plus, 

 30 centimètres de haut dans la position verticale et est naturellemeut 



