162 



LES DIATOMKKS 



d'ouverture numérique. On peut obtenir avec lui un grossissement 

 utile de 2,500 à 3,000 diamètres. 



La série des objectifs à immersion homogène de MM. Bôzu et 

 Hausser ne comporte que deux numéros, ce qui nous paraît abso- 

 lument suffisant pour les besoins des diatomistes les plus exigeants. 

 Ils portent les n os 9 et 1 1 . 



Ces deux instruments sont parfaits et certainement valent autant, 

 souvent mieux, que les objectifs similaires du meilleur constructeur 

 allemand (1). Ces opticiens ont remplacé l'huile de cèdre, pour 

 l'immersion, par une solution d'hydrate de ehloral dans la glycérine, 

 solution qui a le même indice 4,52 que cette huile et est d'un 

 usage beaucoup plus commode; on peut l'appliquer sur toutes les 

 préparations sans crainte de les gâter et d'attaquer les vernis ; elle 

 est solublc dans l'eau, ne tache pas, et tous les objets qui en ont été 

 mouillés (la lentille frontale des objectifs tout d'abord) peuvent être 

 facilement lavés. 



Le n° 9 à immersion homogène a 1/12 de pouce de foyer et une 

 ouverture numérique de 1,25 à 1,30; le n° 11 a 1/18 de pouce de 

 foyer et une ouverture de 1,25. 



Les objectifs de MM. Bézu, Hausser, sont accompagnés d'une belle 

 série d'oculaires dont l'un, le n° 2, est muni d'un micromètre por- 

 tant un centimètre divisé en 10 parties et que l'on peut mettre au 

 point à l'aide d'un collier. 



Nous avons signalé M. C. Reichert de Vienne (Autriche), pour la 

 bonne construction de ses microscopes, nous pouvons le citer aussi 

 pour ses objectifs dont la série est fort nombreuse. 



Les objectifs à sec, dont plusieurs sont à correction, sont au 

 nombre de 14, depuis 2 p. 1/2 de foyer jusqu'à 1/12, avec des 

 ouvertures numériques allant de 0,17 à 0,95. 



Les objectifs à immersion dans l'eau, avec correction, sont au 

 nombre de 5, avec des foyers de 1/15, 1/18, 1/20, 1/30 de pouce 

 et des ouvertures numériques variant de 1,10 à 1,20. 



Trois objectifs à immersion homogène, de 1/15, 1/20, 1/30 de pouce 

 de foyer, ont des ouvertures numériques variant de 1,25 à 1,40. 



M. C. Reichert construit aussi maintenant des objectifs apochro- 

 matiques, accompagnés d'oculaires compensateurs qui sont d'excel- 

 lente qualité. 



Nous ne nous attarderons pas à la description des objectifs de cons- 

 truction étrangère qui sont fort nombreux, mais nous pensons que 

 tout ce qu'on va chercher à l'étranger peut se trouver dans notre pays. 



(1) Voir Journal de Micrographie^. IX, 1885, p. 313* 



