vu. moyens d'étude 165 



détaillée de ces instruments (1), à en adopter l'emploi et à en expli- 

 quer le maniement, et c'est certainement grâce à notre propagande 

 que les micrographes de notre pays ont compris les nouvelles res- 

 sources <pie ces divers appareils mettaient à leur disposition. C'est 

 ainsi que nous avons introduit en France, décrit et employé le pre- 

 mier l'éclairage d'Abbé, pour ainsi dire dès son apparition (2), lequel 

 a été depuis complètement adopté par nos micrographes, imité par 

 nos opticiens, comme invention allemande, et n'est cependant, pour 

 le l'end, qu'une vieille invention française. 



Nous signalerons rapidement quelques uns de ces appareils dont 

 plusieurs sont aujourd'hui un peu abandonnés pour l'éclairage 

 d'Abbé, mais dont certains rendent encore d'excellents services. 



Condensateur de Dujardin. — C'est ce que les opticiens 

 appellent un condensateur direct. L'expression est mauvaise: c'est 

 un eondensateurc<?n£/'«Zou plutôt axial, c'est-à-dire qu'il concentre 

 sur l'objet un faisceau de lumière venant dans la direction de l'axe 

 optique et non dans une direction oblique. 



Cet instrument, composé de trois lentilles achromatiques comprises 

 dans une monture que l'on établit sous la platine, réalise un objectif 

 à court foyer que l'on place de manière à ce que l'objet soit à son 

 foyer. Il a été l'origine de tous les condensateurs qui ont été 

 construits depuis et leur a servi de modèle. 



11 a d'ailleurs été considérablement perfectionné et son ouverture 

 extrêmement agrandie, en même temps que grandissait l'ouverture 

 des objectifs. Aujourd'hui, MM. Bézu, Hausser et Cie construisent 

 un condensateur direct qui n'est autre que celui de Dujardin 

 perfectionné et mis au niveau du progrès actuel, condensateur qui 

 remplace complètement l'appareil d'Abbé fonctionnant avec la 

 lumière centrale, c'est-à-dire dans 1 axe. Nous ajouterons même 

 qu'en le comparant avec les meilleurs condensateurs des fabriques 

 allemandes, nous avons trouvé celui de MM. Bézu très notablement 

 supérieur. Aussi, nous n'hésitons pas à donner la préférence à cet 

 instrument toutes les fois qu'il s'agit d'obtenir une concentration de 

 lumière dans l'axe, sans faire intervenir l'éclairage oblique. Du 

 reste, cet éclairage oblique, qui est absolument défectueux, qui 

 déforme les objets, donne des images colorées, dénaturées, illu- 

 soires, disparait de plus en plus des pratiques micrographiques., 

 à mesure que les objectifs et les instruments d'éclairage se perfec- 



(1) J. Pelletais' : Le Microscope, son emploi et ses applications. 1 v. in-8° 



I87G. » Etudes sur les microscopes étrangers. 1 v. in-8° 1878. 



i) Journal de Micrographie^ 1877-1888 (passim). 



(2). J. Pelletan : Le Microscope, son emploi, etc., 1876 p. 116. 



