160 LES DIATOMÉES 



tionnent. On arrive, en effet., à avoir des images exactes des objets, 

 avec leurs détails les plus délicats, en agrandissant l'ouverture 

 numérique des objectifs, ce qui permet d'admettre pour la formation 

 de l'image un plus grand nombre des pinceaux diffractés produits 

 par le pinceau central ou axial, sans faire intervenir les images 

 complexes et inexactes qu'amènent les rayons obliques employés 

 seuls, comme dans l'éclairage dit oblique. 



Au lieu de réfléchir la lumière à l'aide du miroir sous le con- 

 densateur, Dujardin se servait d'un prisme placé horizontalement 

 afin d'obtenir, sur une des faces intérieures du prisme, le phéno- 

 mène de la réflexion totale, réflexion qui est plus complète que 

 sur le miroir étamé et n'est pas double. Cette disposition est fort 

 bonne et très souvent employée, surtout par les micrographes 

 étrangers qui se servent encore beaucoup plus que nous du conden- 

 sateur. 



L'objet, quand on emploie le condensateur, doit être placé sensi- 

 blement au foyer de ce dernier, aussi est-il préférable, avec la 

 lumière du jour, de se servir pour éclairer l'appareil, du miroir 

 plan ou du prisme à réflexion totale qui réfléchissent parallèlement 

 les rayons solaires parallèles, déterminant un foyer fixe, le foyer 

 principal du système. Avec le miroir concave, on aurait un foyer 

 conjugué du foyer du miroir, foyer qu'il faudrait chercher en 

 reculant le condensateur de l'objet. 



Avec la lumière des lampes, on peut rendre les rayons parallèles 

 en leur faisant traverser une grosse lentille d'éclairage au foyer 

 principal de laquelle on place la flamme éclairante de la lampe. Les 

 rayons émergeants sont alors parallèles et l'on peut opérer avec le 

 condensateur comme s'il était éclairé par la lumière du jour. 



MM. Bézu et Hausser construisent le condensateur de Dujardin 

 avec un foyer de 2 millimètres, de sorte qu'en l'élevant sous la 

 platine jusqu'au contact de la face inférieure du porte objet, et en 

 employant un porte objet de 2 millimètres d'épaisseur, l'objet 

 déposé au point optique, sur la face supérieure de celui-ci, se trouve 

 au foyer du condensateur. On peut alors mettre une goutte d'eau 

 ou de glycérine entre le condensateur et le porte objet, pour établir 

 une continuité optique entre les deux verres et éviter la perte de 

 lumière par les réflexions sur les deux surfaces. 



C'est sur un principe semblable que sont construits le conden- 

 sateur à immersion de Powell et Lealand et le traverse-lens de 

 Toiles. 



L'appareil est souvent réduit, comme dans les derniers instru- 

 ments que nous venons de citer, à une seule lentille (Fig. 83), 

 presqu'une demi-boule que l'épaisseur du porte-objet vient com- 

 pléter avec l'intermédiaire d'une goutte d'eau, de glycérine ou 



