vu. moyens d'étude 171 



Condensateur achromatique de Swift. — Cet appareil est plus 

 qu'un condensateur ordinaire ; il peut remplacer à lui tout seul la 

 sous-platine des instruments anglais. 



Il se compose d'abord d'un condensateur proprement dit A 

 (Fig. 85), c'est-à-dire d'un système optique de 2/3 de pouce de foyer 

 et de 0,93 d'ouverture numérique (140° ouverture angulaire). 



Sous les lentilles de ce système est un diaphragme à contraction 

 que l'on manœuvre à l'aide du petit levier B. Le disque tournant 

 E est percé de quatre cellules rondes, dans lesquelles on peut placer 

 des rondelles diaphragmes à ouverture plus ou moins large ou à 



Fig. 85. Condensateur achromatique avec polarisateur, de J. Swift. 



éclairage latéral, ou des lames de sélénite pour la lumière polarisée. 

 On peut amener toutes les cellules dans l'axe du condensateur et 

 les rondelles y peuvent tourner autour de leur centre. Enfin, deux 

 cellules opposées diamétralement D (une seule est visible dans la 

 figure) peuvent être amenées dans l'axe au-dessus du plan du dis- 

 que E, et recevoir des rondelles de mica tournant autour de leur 

 centre, lorsqu'on opère avec la lumière polarisée. Un prisme pola- 

 riseur F, porté par un excentrique, peut être poussé dans Taxe 

 optique. 



Cet instrument se monte sous le microscope à la place de la sous- 

 platine, à l'aide de la crémaillère G et se centre avec les petites 

 vis C, C. 



