172 



LES DIATOMEES 



Condensateur ou éclairage d'Abbé. — Nous avons déjà dit 

 que le condensateur proprement dit qui fait partie de cet instrument 

 n'est pas nouveau ; on le construisait depuis longtemps en France, 

 lorsque M. Abbé eut l'idée d'y faire adapter par M. Zeiss un système 

 spécial pour l'agencement et la manipulation des diaphragmes. Ce 

 système, extrêmement commode, bien que le mécanisme en soit le 

 plus souvent assez grossièrement construit en Allemagne, a fait de 

 l'Eclairage d'Abbé le complément à peu près indispensable de 

 tous les microscopes destinés aux études les plus délicates. 



Nous avons été le premier à en apprécier la valeur, à l'introduire 



Fig. 80. — Condensateur d'Abbé. 



en France, à le décrire (1) et à le recommander aux micrographes. 

 Depuis lors, cet instrument a été adopté partout, et a remplacé à peu 

 près tous les autres appareils modiiicateurs de l'éclairage. Il se 

 compose de deux parties. (Fig. #6.) 



La première est le condensateur proprement dit, S, composé de 

 2 ou 3 lentilles, suivant le modèle, et constituant un système optique 

 correspondant à une lentille de 2/5 de pouce de foyer (lo millini.i, 

 mais n'ayant que 2 millimètres de distance frontale réelle. Ce système 

 doit être monté sous la platine de manière que la face supérieure de 

 la lentille frontale aflleure le niveau supérieur de cette platine et 



(1) J. Pelletan : Le Microscope, son emploi, etc. p. 1 15* 



