vu. moyens d'étude 175 



renverrons pour toutes ces questions, ainsi que pour la mesure 

 des grossissements, aux ouvrages de micrographie générale (1). 



§ IV. — ÉCLAIRAGE 



On se sert pour éclairer le microscope de toutes les sources de 

 lumière, et nous n'avons pas à apprendre ici à nos lecteurs comment 

 on en dirige les rayons sur l'objet. Nous ferons seulement remarquer 

 que pour la résolution des tests difficiles et particulièrement des 

 Diatomées délicates, comme les Surireîla gemma, Amphipleura 

 pellucida, etc., il est besoin d'une lumière très intense. 



La lumière émanée d'un nuage blanc fortement éclairé par le 

 soleil est une des plus propices, mais la lumière solaire directe 

 aide extraordinairement à la résolution des plus fines stries des 

 Diatomées, résolution qui devient alors très facile, même avec des 

 objectifs de qualité secondaire et d'ouverture numérique modérée, 

 pourvu que le grossissement soit assez fort pour « séparer » net- 

 tement ces stries. 



Lumière solaire monochromatique. — Seulement, il est indis- 

 pensable que cette lumière solaire qui, si on la recevait telle quelle 

 dans l'œil à travers les systèmes optiques, ne ferait qu'aveugler 

 l'observateur, il est indispensable, disons-nous, que cette lumière 

 soit monochromatisèe, c'est-à-dire réduite à une seule des radia- 

 tions colorées qui composent la lumière blanche, et c'est la lumière 

 bleue qui agit le mieux en fatiguant le moins. 



Pour réaliser cet éclairage monochromatique, il y a un moyen 

 très simple qui consiste à faire traverser aux rayons solaires, avant 

 de les diriger sur le miroir, une cuve en verre à faces parallèles de 

 quelques centimètres d'épaisseur et contenant une dissolution d'un 

 sel de cuivre ammoniacal, sulfate ou azotate, parfaitement limpide, 

 du reste. 



On obtient, comme on sait, cette solution en dissolvant dans de 

 l'eau distillée une certaine quantité de cristaux de sulfate ou d'azo- 

 tate de cuivre. On ajoute alors de l'ammoniaque, qui produit aussitôt 

 un précipité blanc bleuâtre d'hydrate d'oxyde de cuivre. On verse 

 de l'ammoniaque avec précaution, en agitant la liqueur avec une 

 baguette de verre, et le précipité ne tarde pas à se dissoudre. Il ne 



(1) Voir J. Pelletan. — Le Microscope, son emploi et ses applications. 

 1 vol. 775 p. et 300 grav., in-8. Paris, 1876. 



