Meteorologische Beobachtungen an Bord. — Einleitung. 



Folgende Angaben sind das Resultat einer Zusammenstellung einer grossen Anzahl von Messungen „bei dem Winde". 



Wenn diese Angaben unter sich nicht streng abgeschieden sind, so hat dies seinen Grund zum Theil darin, dass 

 der Zustand der See und das Höher- oder Voller -Steuern durch ihren Einfluss auf die Fahrt des Schilfes etc. auf die Anzahl 

 der Umdrehungen einwirken. 



I[. Die Thermometer haben bei mehreren Vergleichen im Laufe der Reise dieselben Üitiercnzen ergeben. Als 

 Normal -Thermometer wurden die in dem Stativ angebrachten Normal -Thermometer von Greiner, welche zu den Psychrometer- 

 Beobachtungen verwendet wurden, angenommen. Das in dem festen Glase des Regnaultschen Hygrumeters angebrachte 

 Thermometer hatte danach einen Index von — 0,16° C., das in der vergoldeten Kapsel von —0,24° C. Sämmtliche 

 Beobachtungen, auch die der Thermometer am Barometer, sind auf das Normal -Thermometer reduzirt; bei dem Hygrometer, 

 wenn uüthig, mit Einschaltung des Thermümcters im festen Glase. Von dem Hygrometer ist noch anzuführen, dass sich das 

 Gold auf der Kapsel sehr schlecht hält und im Auslande nicht überall erneuert werden kann. Es müsste demnach eine 

 Reservekapsel mitgegeben werden, wenn es sich nicht empfehlen sollte, dieselbe überhaupt aus polirtem Silberblech herzustellen. 

 Auf einem grossen Theile der Reise war gar kein Gold mehr auf der Kapsel, und war nach Ansicht der Beobachter der 

 Beschlag jetzt besser zu erkennen, als vordem. Besonders in der Zeit, wo das Gold anfängt sich zu verlieren, nach etwa drei 

 Monaten, ist der Beschlag schwer wahrzunehmen. Des Nachts, im Allgemeinen, und bei schlechtem Wetter ist die Beobachtung 

 sehr schwierig und unsicher, welchem Uebelstande im ersten Falle vielleicht durch Einführung einer kleinen, zweckmässig 

 konstruirten Laterne, die auch bei den übrigen Ablesungen von grossem Nutzen sein würde, in etwas abgeholfen werden 

 könnte. Das Stativ für die Thermometer bat sich sehr gut bewährt. Es schützt dieselben gegen Sunne, Regen und Zug, und 

 ist keines derselben zerbrochen, nur der tjuerschnitt im Gestell, in dem das Kästehen schlingert, niuss grösser sein. Von dem 

 Hygrometer ist endlich noch die Glasröhre, auf welche die Kapsel geschoben wird, zerbrochen und musste, da sie nicht zu 

 ersetzen war, von Metall angefertigt werden. 



III. Im Monat Oktober und November 1S74 sind die Beobachtungen <les Hygrometers mehrere Male auf einige Tage 

 unterbrochen, da dauuils gerade die Glasröhre, auf welche die Kapsel geschoben wird, zerbrochen war. Mit verschiedenen 

 anderen Glasröhren wurde der Versuch gemacht, bis endlich die Metallröhre angefertigt wurde, welche auch dem Zwecke 

 entsprach. Im September und Anfang Oktober 1875 traten einige Unterbrechungen wegen Mangels an Schwefeläther ein. Im 

 November 1875 endlich wurde die Kapsel mehrere Tage zum Vergolden in Auckland an Land gegeben. 



IV. Vom 10. August bis zum 4. Oktober sind in einigen leerstehenden Spalten Beobachtungen des mitgegebenen 

 Haarhygrometers eingetragen. Das Instrument war an der Rückwand des meteorologischen Häuschens angeschraubt. Obgleich 

 dasselbe hier gegen unmittelbare Nässe, und durch den Schirm gegen Staub hätte geschützt sein müssen, kam es jedoch bald 

 hauptsächlich durch Verunreinigung in Unordnung, so dass die Beobachtungen mit demselben wieder eingestellt wurden. 



V. Von den Apparaten zum Auffangen und Messen des Regens ist anzuführen, dass für eine zweijährige Periode 

 zwei Messgläser nicht ausreichen, da dieselben — von dünnem Glase gefertigt — leicht zerbrechen, wenn sie am oberen Rande 

 beschädigt sind, und sich im Auslande nicht ersetzen lassen. 



VI. Zum Messen der Verdunstung wurde an Bord ein flaches, eben so bedecktes Gefäss, dass der Luftzug freien 

 Zutritt hatte, angefertigt. Es hatte' dieses genau die Oberfläche, wie die Auffangefläche des Regenmessers. Ein bestimmtes 



