222 



Forschungsi-eise S. M. S. „Gazelle". V. Theil: Meteorologie. 



Reduktion auf 0° ergab der erste Vergleich aus dem Mittel von 50 Ablesungen eine Korrektion 

 von — 0.339mm, der zweite ans dem Mittel von 13 Ablesungen eine Korrektion von 

 — 0.348 mm für das Scbiflsl)arometer. 



Ein nach Abschluss der Beobachtungen am 30. Januar 1875 vorgenommener zweiter A'ergleich 

 der beiderseitig verwendeten Normal-Thermometer fand diese ohne Korrektion. 



Die bei den beiden Vergleichen der Barometer gemachten Ablesungen sind als Anlagen zu 

 Seite 8 und 17 des Tagebuches in letzteres eingetragen.') 



Eine theilweise Unterbrechung in der Beobachtung trat nur durch augenblickliches Unlirauchbar- 

 werden des Regenmessers ein. Am 8. Januar er. nämlich wurde bei sehr schwerem Sturme aus WSW 

 in einer lieftigen Bö das untere Sammelgefäss des Regenmessers von dem oberen Auffangegefäss 

 abgebrochen. Nach einer Stunde jedoch war die Reparatur bereits durch Herrn Hofmechanikus Krille, 

 welclier die deutsche Venus-Expedition begleitete, l)eendet. 



Die zur Aufnahme eines Theiles der meteorologisclien Instrumente mitgegebene Thermometer- 

 hütte wurde am 4. November aufgestellt. Der Ort der Aufstellung ist so gewählt worden, dass 

 dieselbe von den Einflüssen des Wohnhauses und der Observatorien, in deren Mitte sie mit einem 

 Abstände von 10.5, resp. 9.5 m belegen war, völlig frei Idieb. Die Thür der Hütte zeigte nach Süd, 

 um beim Oefi'nen derselben der Sonne keinen Eiufluss auf die Instrumente zu gestatten. 



In der Hütte hatten das Maximum- und das Minimum-Thermometer, das Psychrometer und 

 Ozonometer Aufnahme gefunden. Ausserhalb derselben war an der, der Sonne ausgesetzten Rückwand 

 das Sonnen-Thermometer angebracht. 



Der Regen- und Schneemesser war derartig aufgestellt, dass der Niederschlag durch kein 

 Lokalhinderniss beeinflusst werden konnte, im NW des Wohnhauses, 20.3 m von diesem, 13 m vom 

 astronomischen Observatorium entfernt. 



Zur Aufnahme des Casellaschen Anemometers war ursprünglich das eiserne Haus des Fluth- 

 messers bestimmt. Es stellten sich jedoch unüberwindliche Schwierigkeiten hindernd in den Weg, da 

 die zur Anbringung des Fluthmessers weitaus geeignetste Schlucht auf drei Seiten von überhöhendem 

 Ufer eingeschlossen war und somit dem Winde keinen freien Zutritt gestattete. Es blieb sonach nur 

 übrig, das Anemometer auf das Dach des Wohnhauses zu setzen und zwar wurde die westliche Ecke 

 desselben, als die den vorherrschenden Winden zugekehrte, ausgewählt. 



Sobald die Bedachung des Hauses weit genug vorgeschritten war, am 5. November, wurde die 

 Aufstellung des Anemometers in Angriff genommen. Der würfelförmige, gusseiserne Untersatz ward 

 zum liesseren Schutze des innen befindlichen Räderwerkes ganz ins Dach eingelassen und unterhalb 

 des letzteren auf einer hergestellten Plattform liefestigt; 0.5 m tiefer war der Registi'ir-Apparat auf- 

 gestellt. Es zeigte sich jedoch, dass der von der Dachkante aufgefangene Wind eine aus der Wind- 

 lichtung ablenkende Bewegung des Windzeigers verursachte. Zur Vermeidung dieses Uebelstaudes 

 ward auf dem Dache eine 0.4 m hohe Aufklotzung angebracht, auf welcher der würfelförmige Untersatz 

 befestigt wurde, so dass jetzt die ganze Säule nebst Untei'satz sich über dem Dache erhob. Seit 

 dieser Veränderung, die am 8. ejd. ))eendet war, wurde der Apparat in Thätigkeit gesetzt und 

 arbeitete zur Zufriedenheit. 



Die Aufstellung des Anemometers war eine derartige, dass der Wind von SSW durch Nord 

 bis Südost völlig unbeeinträchtigt auf dieses einwirkte. Nur im Süden des Hauses orliolj sich ein 



') Dieselben werden, du f\f einen wesentliilien Kinliuss auf die angewendeten Kunvkliiinen nielit ansüljten, liier 

 nielit aligedruekf. 



