Meteorologische Beobachtungen auf der Kerguelen-Insel. 223 



Felsen, dessen etwa 120 in entfernte S|)itze das Dach überliöliLc. Zaliliciclio \'ury,leiclie halien jedocli 

 bewiesen, dass die obige Entfernung genügte, um ancli hier die richtige Registrirung des Windzeigers 

 nicht zu beeinträchtigen. 



Die selbstthätig registi-irendcn Instrumente liestanden aus einem Anemometer 

 und einem Barometer. 



Das Anemometer von Casella ward am S. November 1874 in Thätiglceit gesetzt. 



Jus sind durch dasselbe 82 Registrirblätter erhalten worden. 



Die einzelnen Theile des Apparates hatten sich bald einander akkommodirt und arbeiteten 

 befriedigend. Der Gang der Uhr war in wenigen Tagen regulirt. 



Eine Unterbrechung in der Registrirung trat am 8. Januar ein, als bei starkem WSW- Sturm 

 durch eine sehr heftige Böe die Axe, auf der das Sehalenkreuz sich dreht, aus der gusseisernen Säule 

 herausgerissen wurde, nachdem die Schraube, welche diese Axe in der Säule festhält, durch die Gewalt 

 des Windes gelöst worden wai\ Die Axe wurde hierbei halbkreisförmig verbogen und beim Falle 

 eines der vier Blechgefässe abgebrochen. 



Nach vier Stunden jedoch war die Reparatur durch Herrn Hof-Mechanikus Krille vollzogen, so 

 dass das Anemometer wieder in Gebrauch genommen werden konnte. 



Zur Erläuterung der durch dasselbe erhaltenen Angaben wird Nachstehendes hinzugefügt: 



Der Windpfeil, welcher sich stündlich auf dem Registrirstreifen markirt, bezeichnet mit seiner 

 Spitze den Weg, welchen der Wind genommen. Er war seit dem 9. November 1874 derartig orientirt, 

 dass die Nord-Süd-Linie parallel lief mit den Kanten des Papierstreifens. Um für jede Zeit während 

 des Tages eine leichte Orientirung auf den Streifen zu ermöglichen und den Vergleich der durch das 

 Anemometer registrirten mit den unabhängig von diesem geschätzten Windrichtungen und Stärken zu 

 erleichtern, sind die zu den vier Beobachtungszeiten vom Anemometer verzeichneten Windrichtungen 

 mit der Angabe ihres Werthes versehen. Bevor die obengenannte Orientirung des Pfeiles vor- 

 genommen war, wurden die Angaben des Anemometers stündlich auf dem Papierstreifen erläutert. 



Während es durch häufiges Einölen des Apparates erzielt werden konnte, dass die durch den- 

 selben angegebenen Windgeschwindigkeiten einen hohen Grad von Zuverlässigkeit erlangten, kann 

 dasselbe nicht in eben demselben Maasse von der registrirten Richtung des Windes gesagt werden. 

 Das Spielen der Windfahne betrug bei starkem Winde 2 — 3 Striche, ja bei böigem Wetter bemerkte 

 man mehrfach, dass sich die Fahne, wenn auch nur auf kuize Augenblicke, in gerade entgegengesetzter 

 Stellung zur Windrichtung befand. Hierdurch werden die auf dem Registrirstreifen bemerkbaren 

 Abweichungen bei sonst konstantem Winde erklärt. 



Recht brauchbaren Werth erhalten jedoch die Angaben des Anemometers auch dann, wenn 

 die im meteorologischen Tagebuche unter der Rubrik „Windrichtung" und unter den Bemerkungen 

 angegebenen Daten über die jedesmalige Windrichtung nelien den ersteren bei der Beurtheilung in 

 Rechnung gezogen werden. 



Fehler in der Registrirung entstanden viermal dadurch, dass die Kette, welche den Stand der 

 Windfahne direkt auf den Apparat überträgt, in Folge heftigen Spielens der Fahne sich auf dem 

 unteren Rade des Anemometers verschoben hatte. Da jedoch die Grösse dieses Fehlers beim 

 Bemerken desselben von der am Apparate augebrachten Windrose abgelesen werden konnte, so war 

 es möglich, die falschen Registrirungen dementsprechend zu verbessern. Auch wurde solbrt die 

 Orientirung der Windfahne aufs Neue vorgenommen. 



Schliesslich entstanden dadurch im Anfange Unrcgelmäs.'-igkeiti.'n. da.-s die Schraube, welche 

 bestimmt ist, die Papierrolle auf ihiem Halter festzuhalten und sie gegen eine Verschiebung auf dem- 



