410 CALORIMETRES. 



En faisant une aspiration dans les deux reservoirs du thermometre differentiel on 

 aspire la colonne liquide, jusque vers le milieu des tubes manometriques qui sont d'egal 

 calibre. Dans ces conditions la balance inscrira seulement la difference de hauteur des 

 colonnes manometriques. 



B. Les deux branches du manometre sont terminees chacune par une capsule me- 

 tallique que clot une membrane elastique. Ces deux membranes sont reliees entre elles 

 par une tige rigide faisant mouvoir un levier inscripteur. 



C. L'appareil enregistreur se compose d'un double gazometre suspendu aux ex- 

 tremites d'un ileau muni d'un stylet enregistreur. Le tube de chaque calorimetre arrive 

 sous une des cloches gazometriques. On congoit qu'avec ce dernier appareil les deux 

 calorimetres doivent etre rigoureusement identiques pour assurer la compensation. 



Les autres calorimetres ne sont que des modifications instrumentales, plus ou moins 

 ingenieuses, du systeme employe par D'ARSONVAL et CH. RICHET. 



Calorimetre de U. Mosso. - L'appareil se compose de deux cylindres concentriques 

 hermetiques, fermes par un couvercle metallique dont 1'obturation est obtenue au 

 moyen du mastic. 



U. Mosso a surtout cherch6 dans cette disposition a abre"ger le temps necessaire pour 

 que le calorimetre reprenne la temperature ambiante entre chaque experience. Lors- 

 qu'on a demonte 1'appareil et separe les caisses 1'une de 1'autre, celles-ci recouvrent en 

 trespeude temps la temperature ambiante. Quandil s'agitde disposer de nouveau 1'appa- 

 reil pour yremettre 1'animal, il ne faut pas plus de temps qu'avec les autres calorimetres. 



Quand au mastic de vitrier qui sert a assurer la fermeture des deux caisses cylindriques, 

 il est choisi par 1'auteur, a 1'exclusion d'une fermeture hydraulique, pour supprimer 

 toute difference de pression entre Fatmosphere et 1'air de 1'enceinte calorimetrique. 



Le tout est entoure d'une caisse en bois, ayant pour objet d'eviter Finfluence des varia- 

 tions de la temperature exterieure de la chambre. 



La mensuration de la dilatation de Fair se fait avec le plethysmographe d'U. Mosso. L'air 

 dilate penetre dans un flacon WOLF, la il comprime Feau renfermee dans ce flacon et le 

 liquide deplace par la pression se deverse dans le cylindre flottant du plethysmographe. 



Calorime'lre de KOSENTHAL. Nous ne decrirons ici que le dernier appareil auquel il 

 s'est arrete. 



Le calorimetre est toujours constitu6 par une chambre en cuivre a double paroi 

 fermee hermetiquement par une plaque deverre enchassee dans unemonture metallique. 

 A la face posterieure du cylindre oppos6e a la porte se trouvent trois robinets : Fun en 

 communication avec le manometre, les deux autres destines a assurer la ventilation. A 

 ces deux derniers sont annexes des thermometres qui indiquent les variations de tempe- 

 rature de Fair entrant et de Fair sortant. L'air sortant, d'ailleurs, passe par une serie de 

 tubes dans Fint6rieur de la double paroi, abandonnant ainsi une partie du calorique 

 enlev6a Fanimal. 



Pour favoriser Fapport le plus complet de la chaleur a Fair contenu dans la double 

 enceinte, la surface exterieure du cylindre interne est munie de longues bandes dejmetal, 

 qui augmentent ainsi sa surface de rayonnement ; mais, bien entendu, ils n'entrent pas 

 en contact avec la paroi exterieure. II existe, en outre, et dans le meme but, deux 

 anneaux epais. Cette armature a encore pour resultat de dormer une grande resistance a 

 la deformation, et on peut ainsi soumettre le cylindre a de fortes pressions pour s'assurer 

 de son etancheite. 



Dans les appareils anterieurs ROSENTHAL employait un troisieme cylindre qui avail 

 pour objet d'eviter les influences des variations exterieures. 



Methods de mesure, - - ROSENTHAL mesure Felevation de temperature du matelas 

 d'air a Faide d'un manomelre dont la branche ext6rieure, au lieu d'etre libre, etaitautre- 

 fois en communication avec un second calorimetre jouant le role de compensateur. Mais, 

 comme il suffiten realite de connaitre la temperature moyenne de Fespace environnant, 

 il entoure le calorimetre proprement dit d'une s6rie de tubes places a une cerLaine dis- 

 tance des parois exterieures : c'est le systeme commun de ces tubes qui est mis en com- 

 munication avec le manometre. 



Des robinets en T permettent d'etablir la communication des deux systemes (Airdu 

 calorimetre, ou air du systeme compensateur) avec Fatmosphere. 



