41-2 CALORIMETRES. 



cumulateursfournissant 6,7 amperes, FREDERICQ obtenait un degagement de 153 calories- 

 heures. 



D'ARSONVAL utilise comnie spire chauffante une spirale de ce genre avec un [ohm de- 

 resistance. La formule est alors ainsi simplifiee. 



"= 



Calories par heure = I- x 0,864. 



Procede par la combustion de 1'hydrogene. --I1 est tres facile d'obtenir de 1'hydro- 

 drogene pur; et d'autre part la chaleur produite par la combustion de ce gaz est exac- 

 tement connue. 



La seule difficulte est d'obtenir un debit de gaz regulier, condition necessaire pour 

 se placer dans des conditions d'etalonnage comparables. 



ROSENTHAL, lie tenant compte que des moments oil le m an o metre resLe fixe, laissetout 

 d'abord 1'hydrogene bruler avec une grande llamme pour chaulfer 1'appareil, puis il 

 diminueensuite la flamme. Une fine spirale de plaline portee au blanc par 1'hydrogene 

 permet de voir si la combustion se mainlient et en meme temps empeche la llamme 

 reduite de s'eteindre. L'experience de controle, c'est-a-dire la mesure exacte de b la quan- 

 tite d'hydrogene brulee faite au compteur ne commence qu'au moment ou. lemanometre 

 reste stationnaire et dure uniquement pendant cet etat stationnaire. 



L'hydrogene en brulant absorbe de 1'oxygene et produit de la vapeur d'eau. II faut 

 done assurer la ventilation, et par suite tenir compte de la chaleur perdue sous forme 

 d'6chauffement del'airetde vapeur d'eau. Mais on peut egalement secontenter de four- 

 nir a la chambre calorimetrique 1'oxygene au fur et a mesure des besoins de la com- 

 bustion. Car la vapeur d'eau dans ce milieu sature se precipite sur les parois, et il n'y 

 a pas a en tenir compte. 



Etalonnage par Valcool. En brulaiit dans le calorimetre un poids connu d'alcool 

 pur, on peut encore connaitre la quantite de calories cedees au calorimetre. Toutefois 

 ici encore on rencontre certaines difficultes pour obtenir une production constante de 

 chaleur. ROSE.\THAL, eneffet, a signale 1'influence exercee sur la combustion non seulement 

 de 1'alcool, mais de tous les corps combustibles utilisables, par de faibles oscillations 

 dans la proportion de 1'oxygene existant aulour de la flamme. 



L'emploi de 1'alcool comme comburant permet en meme temps de faire des titrages 

 d'e"preuves sur les variations dans la composition de Tair du calorimetre. 



Calorimetres a air (par echauffement direct). - Calorimetre de HIRN. - La 

 methode consistait a placer 1'etre vivant dans une enceinte renfermee elle-meme dans 

 une autre pleine d'air et beaucoup plus spacieuse, et a laisser la temperature de la pre- 

 miere devenir completement stable : en d'autres termes, aattendre que les pertes externes 

 du calorimetre soient devenues parfaitement egales a la production interne de la chaleur. 

 Le calorimetre consistait en une guerite de bois aussi hermetique que possible, munie 

 de fenetres et placee au milieu d'nne salle dont la temperature ne varie que tres len- 

 tement. L'air 6tait continuellement agite dans le calorimetre et on prenait la tempera- 

 ture de 1'enceinte et de la salle tres exactement. 



Pour titrer cet appareil, HIRN brulait de 1'hydrogene et calculait ainsi combien de 

 chaleur il fallait produire dans 1'interieur de la gue"rite pour en maintenir la tem- 

 perature a 5, \() ou la au-dessus de la temperature externe. On connaissait en uu mot 

 par la la loi de refroidissement de la gu6rite. 



Afin d'eviter la perte de temps necessaire pour arriver a l'e"tat d'equilibre, on intro- 

 duisait au debut, en meme temps que le sujet, un morceau de fer rouge, que Ton retirait 

 par une lucarnequand on etait arrive au voisinage du degre prevu theoriquement. 



KAUKMANN a repris recemment le calorimetre de HIRN avec quelques faibles modi- 

 fications. La guerite est en zinc d'une capacite de 2600 litres; 1'animal est plac6 au 

 centre dans une cage isolee, enfin les temperatures internes et externes sont inscrites au 

 moyen d'un thermographe RICHARD tres sensible. 



La capacite de la chambre calorimetrique est telle que, pour des experiences deduree 

 relativement longue, une ventilation quelconque serait inutile. 



