CALORIMETRES. .{00 



d'ailleurs des syst6mes de mensuration differents, bien que le principe de 1'appareil 

 recepteur fut le meme. 



Les observations que nous avons faites sur la calorimetrie par rayonnement, quelle 

 que soit la substance dilatable employee, peuveut s'appliquer a tons les appareils 

 employes dans ce but : nous nous contenterons d'exposer succinctement les disposilions 

 speciales des appareils pre"conises. 



A. Calorimetre de CH. RICHET. Calorimetre a siphon. L'enceinte a double paroi qu 

 constitue le calorimetre proprement dit est formee par deux calottes hemisphe"riques de 

 cuivre. Dans le calorimetre pour lapins et oiseaux, cette double paroi 6tail constitute 

 par un long tube de cuivre enroule en spirale et laissant passer 1'air dans les interstices 

 des tubes; dans le calorimetre pour les chiens et les enfants, on ulilisait une double 

 enveloppe de cuivre. Le premier type, tube enroule, a ete critique par D'ARSONVAL : toute 

 mesure serait completement illusoire, dit-il, si on remplac,ait Jes deux vases concen- 

 triques par un tube plein d'air, roule surlui-meme. Dansce cas, en effet, la chaleur peut 

 seperdre a 1'exterieur soit par les interstices laisses entre les spires du tube, soit par 

 simple communication metallique sans avoir au prealable echauffe la masse d'air ame- 

 nde dans le tube. 



Cette critique perd en realite de sa valeur, quand on se rapporte au mode d'etalon- 

 nage de 1'appareil; les causes de deperditions etant 6gales. 



Des experiences nombreuses montrent d'ailleurs que le meme animal donnait dans 

 le calorimetre a tubes et dans le calorimetre forme par deux vases concentriques des 

 cbiffres identiques, en tenant compte de la constants propre a cliaque appareil. 



CH. RICHET utilise comme procede de mesure la methode du volume variable a pres- 

 sion constante. 



L'enceinte calorimetrique est mise en communicatiou avec un grand vase hermeli- 

 quement clos rempli de liquide avec un siphon amorce" ; dans ces conditions, la moindre 

 augmentation de pression fera ecouler 1'eau du siphon, et la quantite d'eau qui tombera 

 sera precis6ment egale en volume a la dilatation de 1'air. Si on recueille dans une 

 6prouvette gradu6e 1'eau qui s'ecoule, on mesure exactement la dilatation de 1'air du 

 r^cepteur calorimetrique. L'element essentiel de cet appareil, c'estqu'il travaille toujours 

 a pression nulle, condition absolument necessaire pour que la sensibilite soit suffisante. 

 Cette pression nulle s'obtient en ramenant toujours le siphon auniveau exact de 1'eau du 

 vase clos. 



B. Calorimetre compensateur a air de D'ARSONVAL. L'appareil comprend deux cylindres 

 de zinc a doubles parois, ferm6s par un couvercle egalement a doubles parois pour 

 permettre 1'introduction de 1'animal. Ces deux cylindres sont identiques tant par leur 

 volume et leur forme que par l'e"tat de la surface rayonnante. 



L'echauffement de 1'air peut t A -tre observe par des precedes differents. 



Un tube manometre en U, rempli de liquide, est mis en communication par ses 

 deux extremites avec les tubes de caoutchouc des deux calorimetres. On obtient ainsi un 

 vrai thermometre differentiel, et le manometre indique constamment 1'exces de temp6- 

 rature du calorimetre sur le milieu ambiant. 



Les calories rayonnees en un temps donne sont rigoureusement proportionnelles a la 

 hauteur du manometre. 



Pour repondre aux objections de CH. RICHET, qui critiquait la sensibilite des appareils 

 manometriques, D'ARSONVAL, tout enn'admettant pas cette critique, propose d'augmenter 

 la sensibilite de 1'appareil de mesure en utilisant 1'artifice propose par KRETZ et MONDESIR : 

 chaque branche du manometre se lermine par un rentlement cylindrique, ayaut dix, 

 vingt et cent fois la section du tube composant cette branche. On remplit l'instrument de 

 deux liquides non miscibles et de meme densite (eau colore~e et petrole) de fac,on que les 

 niveaux arrivent au milieu des renflements du manometre. Les liquides se super- 

 posent dans la petite section, et on obtient ainsi des denivellations considerables. 



Appareil enregistreur. On peut enregistrer les variations par plusieurs precedes. 



A. Au lieu d'un tube en U on prend deux tubes manome'triques separes, constitues 

 par un tube de verre droit. Chaque tube plonge dans des vases places sur les plateaux 

 d'une balance ROBERVAL quelconque, mais dont on a abaisse le centre de gravite par un 

 contre-poids mobile pour 1'empecher d'etre folle; son fleau porte un levier inscripteur. 



