CALORIMETRES. ill 



Mais cet appareil compensaleur ne suffisant pas, meme quand la cliambre oil se 

 trouve le calorimetre est dans d'assez bonnes conditions d'egalite de temperature, ROSEN- 

 THAL dispose autour du calorimetre complet (calorimetre et systeme compensateur), une 

 large cage en verre, dont i! maintient la temperature a uu degre constant, soil par un 

 regulateur a gaz quand il fait froid, soit par le passage a travers un systeme de luyau 

 d'eau froide. 



La cbaleur cedee a 1'air extrait par 1'appareil de ventilation est mesuree grace aux 

 deux thermometres places a 1'entree et & la sortie, et au compteur a gaz qui donne la 

 quantite d' air passe, et ajoutee ensuite aux chiffres resultant de la lecture du mano- 

 metre. 



II en est de meme en ce qui concerne la vapeur d'eau : 1'air entre sec, sort en partie 

 sature. II n'y a pas lieu de tenir compte de la vapeur condensee dans le manometre, 

 puisqu'elle est recuperee par 1'appareil. Celle qui est entrainee par le courant d'air est, 

 arretee dans des barbotteurs a acide sulfurique : de simples pesees permettent de se 

 rendre compte des calories enlevees ainsi de 1'appareil et qu'il fautajouter de nouveau. 



Calorimetre de RUBNER. Le calorimetre de RUBNER, tout au moins le dernier 



decrit par ce physiologiste, se rapproche de celui de ROSENTHAL, en ce que 1'appareil com- 

 pensateur est constitue egalement par un systeme de tubes communiquant entre eux. 

 II differe neanmoins en ce que tout 1'appareil est plonge dans une grande caisse pleine 

 d'eau. L'enceinte a, double paroi dont on mesure la dilatation de 1'air etant separee du 

 bain d'eau par une troisieme paroi qui forme une seconde enceinte isolante (Isolarium). 



L'eau du bain est maintenue a, une temperature constante a 1'aide de deux appareils 

 de regulation automatique : un courant d'eau froide si 1'eau s'echauffe, un bruleur. a gaz 

 si au contraire la temperature baisse. 



La chambre du calorimetre est d'une capacite de 84 litres. 



L'appareil volumetrique, constitue par un cylindre en fer-blanc mince, suspendu a 

 une roue en aluminium, est tres sensible, puisqu'une pression de O m ,00i d'eau suflit fi 

 mettre en mouvement la roue. Un stylet enregistreur monte sur le diametre de la roue 

 vient inscrire sur un cylindre tournant. 



L'appareil est organise pour etudier en meme temps les echanges respiratoires. 

 Quand aux dispositions adaptees pour recueillir la vapeur d'eau, et pour tenir compte 

 de la cbaleur entrainee par 1'air e"chaufle, elles n'ont rien de special. 



Etalonnage des appareils. - Procede' par I'eau chaude. Ce precede est certaine- 

 mant le plus simple. On introduit dans le calorimetre unvase ferine" rempli d'eau a une 

 temperature connue, d'une capacite sufiisante pour que sa perte de chaleur se produise 

 regulierement et lentement. On tient compte necessairement de la valeur en eau du 

 recipient. La difference de temperature au debut et a la fin de 1'experieuce donne la 

 quantity totalede calories perdues. 



Ce precede a toutefois des inconvenients. 



a. II est toujours difficile de connaitre exactement la valeur vraie d'une masse d'eau 

 de plusieurs litres. 



|i. Les erreurs de lecture par suite de la grande cbaleur specifique de I'eau out uue 

 importance enorme. 



7. La temperature du recipient varie depuis le debut de 1'experience, et suivant 

 une marche decroissante, alors que la temperature de la chambre calorimetre au con- 

 traire s'eleve; le rayonnement calorique, obeissant a la loi de NEWTON va en diminuant 

 progress! vement. II est difficile dans ce cas, de faire des etalonnages de longue duree, 

 surtout quatid on ne prend comme indications calometriques que les 6tats stables du 

 manometre. 



Procede par un courant e"lectrique. On peut utiliser la cbaleur procluite par le pas- 

 sage d'un courant constant dans un ill de maillechor introduit dans le calorimetre. 



D'apres la loi de JOULK, la quantile de cbaleur degagee pendant 1'unite de temps est 

 proportionnelle a la resistance du conducteur et au carre de Fintensite du courant. 



P R x 3600 

 AV- 



XQ 



En employant par exemple un fil d'une resistance de 0,39 ohm et une batterie d'ac- 



