408 CALORIMETRES. 



( 



La protection dii calorimetre n'est pas decrite, mais, par centre, 1'auteur peut lire la 



1 

 temperature a -de degre pres. 



Calorimetres a rayonnement. -- Echauffement du calorimetre. --Si Ton introduit 

 dans le calorimetre, un animal vivant, c'est-a-dire une source de rayonnement calorique 

 constante, le calorimetre etant a une temperature plus basse que I'animal va 

 s'echauffer. 



Mais, dans ce cas, se trouvant a une temperature superieure au milieu ambiant, il 

 abandonnera ei ce milieu une certaine quantity de chaleur, et nous pouvons admettre 

 que cette Emission de chaleur, suivant la loi de NEWTON, sera proportionnelle a la dif- 

 ference de temperature entre le calorimetre et le milieu ambiant. 



Pour chaque appareil, il existe une constante du pouvoir emissif qui est essentiel- 

 lement fonction de la surface du calorimetre. Ce coefficient peut etre designe par E. 



On admet, d'autre part, que I'animal produit la meme quantite de chaleur en 1'unite 

 de temps n, et qu'il maintient par une production de chaleur egale a 1'emission sa tem- 

 pe>ature constanle. 



La temperature du calorimetre s'eleve suivant une courbe a c; les temps etant pris 

 sur les abcisses, et la temperature sur la ligne des ordonnees. Apres un temps connu 

 0, la valeur -0 indique 1'elevation de temperature. 



Dans le temps 6, le calorimetre a recu n6 chaleur, el, par suite, sa temperature aurait 



?tO 

 du s'elever de - C. '20 6 tant, je suppose, la valeur en eau du calorimetre. 



Mais cet echauffement \ac\ ne pourrait se produire qu'avec une enveloppe absolument 

 non conductrice, qui donnerait : 



20 / 6 = n 6. 



La quantite de chaleur emise etant proportionnelle a 1'elevation thermique, ceci 

 n'est possible que pour une petite source de calorique mesuree en un temps court. 



Mais, quand il s'agit d'une production plus forte et continue, il faut tenir compte de 

 deux facteurs qui concourent au debut a ^chauffer le c. 



1 Des son entree dans 1'appareil, I'animal, par suite de sa temperature superieure, 

 abandonne de la chaleur, independamment de celle qu'il produit. 



2 Cette chaleur abandonnee sera compensee en totalite ou en partie par celle 

 que produit 1'animal, si bien que la temperature ne varie pas. 



Dans tous les cas, la rapidite avec laquelle la chaleur se transmet de I'animal au 

 calorimetre depend tres peu, au d6but, de la chaleur produite, mais est liee a la diffe- 

 rence entre les deux temperatures de I'animal et du calorimetre. 



On doit done rejeter toutes les mesures qui tienrient compte de la partie initiate; car 

 la temperature perdue au debut est retrouvee si 1'experience est assez longue. 



11 faut que la capacite du calorimetre soit telle qu'il n'enleve pas a I'animal plus de 

 chaleur que celui-ci n'en peut produire dans le meme temps, et cette propriete du calo- 

 rimetre depend non seulement de sa valeur en eau, mais surtout de son coefficient 

 d'emission. 



On doit, pour 6viter ces causes d'erreur, laisser un certain temps I'animal dans 

 1'appareil, et on ne peut plus negliger la perte de la chaleur k 1'exterieur. 



On a laisse de cote dans cette discussion la nature de la substance calorimetrique : 

 air, eau, alcool, En fait, en prenant pour W la valeur en eau du calorimetre, la chaleur 

 specifique n'a aucune influence sur le resultat final. Celle-ci depend seulement du coef- 

 ficient d'emission E, c'est-a-dire de la nature de la surface du calorimetre. Si W est tres 

 ^rand, ce qui est le cas pour le calorimetre a eau, la temperature finale sera longue a 

 atteindre. L'eau presente encore cet inconvenient qu'il est tres difficile d'estimer exac- 

 tement la temperature moyenne d'une masse d'eau. Nous verrons plus loin que, d'apres 

 LEFEVRE, cette mesure est possible, a la condition d'assurer un m61ance bien homo- 

 gene avant chaque lecture, condition presque irrealisable dans les calorimetres ordi- 

 naires. 



Calorimetre a air. -- Les calorimetres a air ont 6te employes presque simultane- 

 mentparD'ARSONVAL, puis par CH. RICHET (mai 1884). Ces deux physiologistes ont employe 



