BAROMETRIQUE (Pression). 



il elait encore Ires iraparfait et surLout difficilement maniable. Dans le but de le rendre 

 transportable, sans alterer 1'exactitude de ses indications, chose qui arrive necessai- 

 rement aux barometres a cuvette, tels que ceux de CAVENDISH, on a imaging nombre 

 d'appareils dont les plus importants sont le barometre de FORTIN et celui de GAY-LUSSAC, 

 modifie" par BUNSEN. Le premier est un barometre a cuvette, mais d'une cuvette k fond 

 mobile qui permet de ramener le niveau du mercure a un point determine. Le second 

 est un baromelre a siphon, beaucoup plus leger, mais qui exige deux lectures an lieu 

 d'une, ce qui constitue un desavantage par rapport au premier; en outre, il est moins 

 precis. Nous ne faisons que menlionner ces deux appareils, attendu que leur description 

 se trouve dans tons les ouvrages de physique elementaire. On emploie encore les baro- 

 metres aneroidcs ou metalliques dont les modeles les plus connus sont ceux de BOURDON 

 et ceux de RICHARD. La sensibilite de ces instruments depend de 1'elasticite de la plaque 

 mt-tallique sur laquelle agit I'atmosphere. Us se graduent par comparaison avec un baro- 

 melre a cuvette; mais il faut se mefier de leurs indications qui se rapportent toujours 

 ci une latitude et a une altitude donne~es. 



Dans les observations barometriques il faut tenir compte des erreurs qui se rap- 

 portent a 1'influence de la temperature et de lacapillarite.Pour une valeur determines de 

 la pression atmospherique, la hauteur de la colonne barometrique est inversement pro- 

 portionnelle a la densite du mercure, et, par suite, elle varie avec la temperature du 

 liquide. Si Ton veut rendre comparables les observations 1'aites en divers lieux, il faul 

 ramener la hauteur de la colonne barometrique ci ce qu'elle serait si le mercure etait 

 a ztro. Pour le developpement de ce calcul nous renvoyons le lecleur a YAnnuaire 

 du Bureau des Longitudes, 217, 1893. 11 trouvera en outre une serie de tables qui faci- 

 litent le travail de correction. 



Une autre cause d'erreur est Tinfluence de la capillarite. Elle se fait sentir d'autant, 

 plus que le diametre du tube barometrique est plus petit. M. MARTINS a insere clans 

 sa traduction du Cours de meteorologic de LAEMTZ une table calculee qui indique, pour 

 chaque cas, la valeur exacte de la depression de la colonne mercurielle, c'est-a-dire la 

 quantite dont ilfaut augmenter la hauteur pour avoir la veritable mesure de la pression 

 atmospherique. 



Etant donne que Fair comine corps pesant exerce sur la surface terreslre une 

 pression qui est en raison direcle de sa hauteur, il etait facile a prevoir que le baro- 

 metre pourrait servir a determiner le degre d'altitude d'un lieu quelconque. Toutefois 

 les variations de la pression avec 1'altitude ne suivent pas un rapport constant, ainsi 

 que le croyait PASCAL. L'hypothese d'un equilibre statique de 1'atmosphere, suivant 

 laquelle la temperature et 1'humidite decroitraient d'une fac,on reguliere avec la 

 hauteur, est bien loin de la verite, C'est pour cela qu'il faut se mettre en garde sur la 

 precision exageree qu'on serait tente d'attribuer aux resultals obtenus d'apres les for- 

 mules de LAPLACE pour calculer les hauteurs par les observations barometriques; surtout 

 dans les cas de quelques observations isolees qui sont toujours snjetles a caution. En 

 revanche les longues series de mesures barometriques faites dans des stations fixes 

 peuvent donner pour des differences d'altitude ne depassant pas 9 000 metres une approxi- 

 mation tres satisfaisante. Les divers elements dont on se sert pour etablir ce calcul, 

 assez complique, se trouvent dans les Tables meteor ologiques Internationales et dans 

 VAnnuairc du Bureau des Longitude*. 



.1. MULLER, dans Koxmischc Physik, se sert de la formule suivante pour calculer le 

 rapport entre la pression et 1'altitude : 



n 



II == 18363 log - ; oil H represents la hauteur sur le niveau do la mer; B la pression 



barometrique sur le ineme niveau; et b la moyenne de mesures prises a 1'endroit dont 

 on veut connaitre 1'altitude. Le tableau ci-joint indique les resultats qu'on obtienl 

 d'apres cette formule, pour les diverses pressions et hauteurs. 



Dans un lieu determine du globe, la pression atmospherique est toujours exactement 

 mesuree par la hauteur de la colonne du barometre. Au niveau de la mer cette pressiou 

 estegale a celle qu'exerce une colonne de mercure ayant pour base un centimetre carre, 

 et 76 centimetres de hauteur. Sa valeur reelle se calcule en sachant que le poids speci- 

 lique du] mercure est de 13 r ,o9 par centimetre cube, ce qui fait pour le total d'une 



