CALORIMETRES. 413 



Rappelons qu'en 1871 SAPALSKY et KLEBS avaient calcule par le meme precede la 

 chaleur degagee par des cobayes. 



Anemo-calorimetre de d'Arsonval. L'appareil de D'ARSONVAL, construit dans un 

 but essentiellement clinique, est des plus simples. 



Si Ton enferme un sujet dans une espece de chambre isolee du milieu ambiant, 1'air 

 pe"netrant par la partie inferieure s'echauffe au contact du sujet et s'echappe par la par- 

 tie superieure, le tirage ainsi forme etant fonction de 1'echauffement de 1'air, c'est-a-dire 

 de la chaleur degagee par le sujet. 



Pour realiser un tel appareil il suffit d'une couverture de laine de 2 metres de hau- 

 teur et de 5 metres de long que Ton attache a un disque de bois de O m ,80 de diametre. 



Ce disque de bois, qui constitue le plafond de la chambre calorimetrique, porte a son 

 centre une cheminee conique de 0^,20 a la base, de O m ,10 au sommet sur O m ,68 a O m ,80 de 

 hauteur totale. La partie superieure rec.oit un embout coude a angle droit sur lequel on 

 adapte uu anemometre en aluminium de RICHARD dont la vitesse de rotation est 

 rigoureusement proportionnelle a la vitesse de 1'air. 



Un homme fait excuter au moulinet 2 500 tours en un quart d'heure, correspondant 

 a une colonne d'air de 623 metres et une ventilation de 18 metres cubes a 1'heure. 



En moins d'une minute de sejour dans 1'appareil le moulinet a pi is sa vitesse maxima 

 et on pent faire une observation des la seconde minute. 



Enfin on peut le transformer ea appareil enregistreur en appliquant le principe de 

 1'odographe de MAREY. 



D'apres D'ARSONVAL, il n'y aurait nullement a tenir compte des variations de tempe- 

 rature de 1'air exterieur, 1'instrument tournant uniquement sous 1'intluence de la tem- 

 perature entre 1'air qui entre et 1'air qui sort de 1'appareil. Cette difference restant con- 

 stante, quelle que soit la temperature initiale de 1'air a son entree. 



Graduation. - - On emploie un courant electrique en utilisant comme surface de 

 chaulfe une spirale de maillechort de 1,6 millimetres de diametre. faisant 140 tours et 

 presentant une hauteur de O m ,60 et un diametre de O m ,40. La resistance totale est de 

 40 ohms. 



Cette forme permet de considerer 1'appai'eil comme ayant la meme surface d'emis- 

 sion qu'un sujet adulte (B. B., 103, 1896). 



Le nombre des revolutions de 1'anemometre est sensiblement proportionnel a 1'in- 

 tensite du courant; comme la chaleur degagee est proportionnelle au carre de cette 

 inlensite, on voit que la cbaleur de la source est proportionnelle au carre du nombre de 

 tours effectues par 1'anemometre dans I'unite de temps. 



Done, si, avec une seconde source de chaleur, I'anemometre tourne deux fois plus vite, 

 c'est que la seconde source de chaleur est quatre fois plus energique que la premiere. 

 En d'autre terme, la chaleur degagee est proportionnelle au carre de la vitesse du cou- 

 rant d'air. 



Ventilation des calorimetres. -- Les experiences de calorimetrie ne sont en re"a- 

 lite bien demonstratives que si on pent en meme temps comparer la quantite de cha- 

 leur emise par 1'animal, avec la quantite de calories indiquees par 1'activite des echanges 

 respiratoires. 



En outre, si on laisse echapper 1'air expire sans precautions speciales, il est impos- 

 sible de tenir compte de la chaleur entra^nee par cet air, soit sous forme d'air echauffe, 

 soit surtout sous forme de vapeur d'eau. II est done indispensable de placer 1'animal en 

 experience dans un espace hermetiquement clos et d'assurer par une ventilation suffi- 

 sante la purete de 1'air dans lequel il se trouve pendant totite la duree de 1'experience. 



Toutefois il y a interet a ne pas depasser dans le chiffre de la ventilation une quan- 

 tile donnee, pour eviter des causes d'erreur soit dans I'estimation de 1'acide carbonique 

 produit, soit dans le calcul des calories enlevees par le courant d'air. 



En nous rapportant aux chitfres donnes par PETTENKOFFER, nous pouvons adrnettre 

 qu'un animal place dans une atmosphere renfermant 0,6 p. 100 se trouve encore dans des 

 conditions normales. PETTENKOFFER admet que 1'air est reellement vicie quand la teneur 

 en acide carbonique atteint 1 p. 100. 



II est done facile 'de calculer, etant donnes le cube de 1'enceinte calorimetrique et la 

 production moyenne d'acide carbonique par 1'animal en experience, la vitesse qu'il faut 



