CHEVAL. 



439 



Ecoles vt'terinaires ot parliculierement dans ceux do 1'Hcole de Lyon, ou CIIAUVKAI ;i 

 cree et fait fonctiomier pliiMcms h6modromograpb.es. 



Des 1858, Cii.u vi:.\r imaginaii. un h&nodromom&tre it 

 cadran compose tl'im tube en lailon capable d'fitre fixe 

 sur lacontinuite dt> Tail-'-rc carolide, perce d'une petite 

 fentHre rectangulaire ferim'e par un<> membrane de 

 caoutchouc a travers laquelle elail implantee line ai- 

 guille mctallique que le courant sanguin entrainait plus 

 ou moins, et dont les deviations angulaires elaient lues 

 sur un rapporteur soude au tube de laiton. 



11 lit a 1'aide de cet instrument, au fond tres sen- 

 sible, des experiences en collaboration avec BERTOLUS 

 et LAKOYENNE. 



En 1860, il transformacethe'modromom.etreen./tewo- 

 dromoijraplie. 11 atteignit ce but en allongeant la partie 

 exl6rieure du levier metallique et en la terminant par 

 une plume qui inscrivait sa course sur une bande de 

 papier deroulee a son 'contact par un mouvement d'hor- 

 logerie dont la monture se fixait temporairement au 

 tube hemodromograplrique. 



11 ne tarda pas a eprouver le besoin de recueillir 

 des indications sur la tension du sang dans 1'artere, en 

 meme temps que des renseignements sur la vitesse. 

 Pour le satisfaire, il adapta au tube hemodromogra- 

 phique, au niveau meme du levier inscripteur, une 

 tubulure qui rec.ut un sphygmoscope a doigt de gant. 

 Ce dernier actionnait un tambour a levier maintenu en 

 rapport avec le petit enregistreurde 1'hernodromographe 

 par un dispositif ad hoc. 



L'hemodromographe, premier modele, ne manquait 

 pas de sensibilite. CHAUVEAU et LORTET ont obtenu avec 

 lui des traces fort interessants. Toutefois, il pr6sentait 

 un tres serieux inconvenient. Deja, pour adapter le tube 

 hemodromographique sur la carotide sans laisser sub- 

 sister a son interieur la plus petite bulle d'air, sous 

 peine de faire des embolies gazeuses dans I'enc^phale, 

 on essuyait de graves difflcultes. Mais, le tube etant heu- 

 reusement mis en place, d'autres ennuis, attendaient 

 1'exp^rimentateur. Le petit enregistreur charge de de- 

 rouler du papier au-dessous des leviers inscripteurs 

 6tait accroche au tube hemodromographique et main- 

 tenu par un aide, a hauteur et dans une position con- 

 venables. Si 1'animal venait a deplacer son encolure, 1'aide 

 devaitsuivre immediatement tous les mouvements, sous 

 peine de detruire les relations du tube avec 1'artere ou 

 de voir les plumes afl'ectei\des positions de'fectueuses. 

 Parfois une experience bien commencee etait brusque- 

 ment et irreme"diablement interrompue. 



En outre, 1'enregistreur etait tres reduit; il s'oppo- 

 sait a des exp6riences de longue duree et ne permettait 

 pas d'etudier les variations de la vilesse conjointement 

 avec d'autres fonctions. 



Pour rem6dier a ces inconvenients, CIIAUVEAU con- 

 vertit son hemodromographe a inscription directe en 



un hemodromographe a transmission. L'enregistreur devint completement independant 

 du tube hemodromographique et de 1'animal. Ce peut etre un enregistreur quelconque, 

 celui qui sert a tous les travaux graphiques du laboratoire. La carotide ne supports plus 



FIG, 69. Vue yentrale 

 de Fhfmodromographe de CHAUVEAU. 



T,T,Tube hemodromographique pour- 

 vu do deux tubulures lat^rales dont 

 une a re?" le sphygmoscope de 

 CHAUVEAU S; L, levier hiimodromo- 

 grapliique dont 1'extremite librc 

 peut presser plus ou moins siir lo 

 reservoir a air qui est articule avec 

 lui ; R, tube de caoutchouc par loquel 

 on remplitl'he'niodromographc d'une 

 solution anticoagulante ; il est ici 

 aplati par la pression'd'une pince a 

 artere;m,bord de la lame de caout- 

 chouc icrinant la branclic horizon- 

 tale du tube hemodromographique; 

 elle est perc^o d'uno <5troite fente 

 dans laquelle passe lo levier L. 



