37.S CHEVAL. 



vient s'appliquer, poussee par le courant d'air du soufllet, une lame pleine (S) oscillant 

 parson bord superieur autour d'une charniere. Un aide commence aussilut la respira- 

 tion artificielle en ayant soin de se rapprocher autant que possible du rythme de la 

 fonction naturelle. L'air, puise au dehors par le soufflet, est pousse 1 centre la lame oscil- 

 lante sus-indiquee, la souleve et I'applique au plafond de la boite, de sorte qu'il est 

 oblige de s'engager dans le poumon. Quand les branches du soufflet sont ecartees, la 

 lame oscillante retombe et de"gage 1'orifice perce dans le plafond de la boite ; 1'air chasse 

 par J'elasticite pulmonaire s'echappe au dehors au lieu de revenir dans la cavite du 

 souftlet, si bien qu'a chaque coup de soufllet on offre un air nouveau aux besoins de 

 1'lie'matose. 



Ce precede" presente des inconvenients : il exige plusieurs aides pouvant se remplacer 

 successivement quand 1'un d'eux est fatigue ; le rylhme est generalement modifie 

 lorsqu'un aide est remplace par un autre ; si le rythme est trop pivcipite, 1'air qui a 

 deja servi a la respiration n'a pas le temps de s'echapper, il est reinsuflle an grand delri- 

 ment de 1'hematose ; enfin le volume d'air injecte a chaque coup de souftlet risque de 

 manquer d'uniformite; s'ilestlrop grand, il peut determiner 1'emphyseme interlobnlaiie 

 ft gener gravement les echanges gazeux. 



II y a done plus d'un avantage a substituer a la main de 1'homme un moteur meca- 

 nique. 



CHAUVEAU a fait etablir, dans son ancien laboratoire de 1'Ecole velerinaire de Lyon, 

 le soufflet que Ton apercoit sur la fig. 46. 



Le soufllet est du format d'un grand soufllet de boucher dont les manches ont etc 

 raccourc'is. II est fixe verticalement, la douille en 1'air, a Textrcmile d'une grande table 

 sur laquelle sont disposes les appaivils enregistreurs (voy. fig. 46). Le mouvement d'6car- 

 tement est communique a la brain-he mobile par une bielle actionnee elle-meme par 

 une poulie reliee a un arbre de couche regnant au-dessous de la table. 



La douille du soufllet est surmontee d'un tubecoude a angle droit, mobile dans tous 

 Jes sens, permettantde diriger 1'air partout, sans iniligerde torsion au tube de caoutchouc 

 vers son point de depart. 



Le nombre des coups de soufflet peut etre change grace a deux cones convenablement 

 calcules, fixes, 1'uii sur 1'arbre de couche, 1'autre a la poulie qui actionne la bielle. On 

 regie le volume d'air debit6 a chaque coup dc soufllet en faisanl varier le point d'attacho 

 de la bielle par rapport au centre de la poulie motrice. 



Avec ce grand soufllet, grace a ces deux agencemenls, on peut praliqner la respi- 

 ration arlilicielle sur des animaux de taille tres differente. Cependant il est diflicile de 

 le faire servir a de tres petils animaux comme le lapin. En outre, on ne peut guere 

 modifier le de"bit sans suspendre la respiration, et, si la poulie s'est amHee au point mort 

 on a de la peine a faire varier le point d'attache de la bielle ; de la, des pertes de temps 

 qui peuvent compromettre la vie du sujet. 



Connaissant ces defauts, et ayant eu 1'occasion de creer un outillage pour les etudes gra- 

 phiquesau Laboratoire de medecine experimentale et comparee de I'LIniversile de Lyon, 

 j'ai fait construire par la maison Piguet et C ic , de cette ville, une soultlerie dont je vais 

 dormer une description sommairo. 



L'appareil a pour base un chassis en fer formant les armatures d'un meuble en bois, 

 dans lequel sont caches un grand et un pelit soufflets et leurs organes moteurs. 



Les soufflets sont en cuir, de forme cylindrique. Us mesurent : le grand 200 milli- 

 metres, le pelit 100 millimetres de diametre. L'un et 1'aulre sont fixes, a leur partie infe- 

 rieure, sur un bati en fonte formant socle et porlant aussi les boites d'aspiration et de 

 refoulement de chacun d'eux. A leur parlie superioure, ils sont fixes chacun a un tam- 

 pon ou armature. Ces tampons tiennent eux-memes a un palonnier sur lequel est atta- 

 ched la biellette de commande ou de suspension des soufflets. Le palonnier est muni de 

 deux oreilles qui, au moyen de deux tringles disposees a cet effet, guident les soul'llets 

 daus leur mouvement vertical d'aspiration et de refoulement. 



On fait varier la course des soufllets au moyen d'un levier horizontal aux extremites 

 duquel sont fixes : d'un cote, la biellette de suspension des soufflets, de 1'autre une 

 bielle verticale commandant le mouvement. Dans 1'axe du levier horizontal, peut cou- 

 lisser, a la volontede 1'operateuret sur une longueur de 120 millimetres, un petit coussi- 



