440 



CHEVAL. 



que Ja partie exploratrice. Quant a la plume, elle est transformed en un levier a bras tres 

 inegaux (L), dont 1'externe vient presser plus ou moins, suivant le degre de sa deviation, 

 sur la paroi tflastique d'un reservoir d'air mis en communication avec un tambour a levier 

 par un tube de caoutchouc dont la longueur peut varier a volonte. Grace a 1'independance 

 de 1'enregislreur, a la flexibilite des intermediates, 1'aide est dispense d'une mission 



difficile, penible, et 1'animal peut executer quelques displacements 

 sans compromettre 1'experience. Enfin, le volume de 1'enregistreur 

 permet d'inscrire a c6te du trace hemodromographique la tension 

 sphygmoscopique, la tension manomelrique, la respiration, le choc 

 precordial, le temps, c'est-a-dire des elements d'appr6ciation aussi 

 varies qu'importants. 



CHACVEAU a modifie" le tube hemodromographique de maniere a 

 en faciliter le placement, a diminuer les chances d'inlroduction 

 de 1'air dans la carotide, a retarder la coagulation du sang, et a 

 rendre possible le nettoyage sur place en cas de coagulation. 



Nous ne donnerons pas ici une description minulieuse de 1'ap- 

 pareil, on la trouvera a 1'article hemodromographie ou circulation 

 arterielle; cependant, nous tenons aindiquer le principe et les avau- 

 tages des changements apportes au modele represent^ dans les 

 figures 69 et 70. 



Pour donner au levier L toute la force capable de presser efficace- 

 ment surle reservoir a air constituant 1'ampoule initiale du systi-me 

 de transmission, il fallait que le bras de la puissance eut une grande 

 longueur. CHAUVEAU a realise cette condition en eloignant le plus 

 possible le point d'appui et le centre d'oscillation du levier de sa 

 palette terminale ; il a done ports la lame de caoutchouc (m), 

 fuisant office de charniere, a I'extrumiU' d'un gros tube lixe per- 

 I'l'inliculairement sur le lube hemodromographique et communi- 

 quant avcc lui par un orifice long et elroit. Ce gros tube, que Ton 

 i cmplit de carbonate de soude, presente encore 1'avantage de tenir 

 en reserve une grande quantite de solution anti-coagulante. Pour 

 ne pas etre oblige d'abandonner une experience aux premiers cail- 

 lots qui encombreraient le tube hemodromographique, CIIACVICAU a 

 fait construire le gros tube en deux pieces; la piece terminale por- 

 tant la lance de caoutchouc, faisant office d'opercule, s'enleve et 

 s'adapte facilement a la piece fixe par une articulation en baion- 

 nette. En 1'enlevant, on peut retirer les caillots, laver 1'interieur 

 du tube avec un pinceau et le preparer pour une nouvelle observa- 

 tion. 



Nous ajouterons simplement quelques indications pour placer 

 1'hemodromographe. 



La carotide est decouverte et isolee sur une grande longueur- 

 dans la region moyenne de 1'encolure. Le segment decouvert est isole 

 aux deux extremites par des pinces a ressorts, et incise sur une lon- 

 gueur de 8 centimetres environ. Le tube hemodromographique est 

 engagd dans 1'artere aux deux extremites de 1'incision. On 1'y fixe 

 par deux fortes anses de fil. Ensuite, on remplit le tube d'une so- 

 lution de carbonate de soude a la densite de 1040, en ayant soin de 

 chasser bien exactement tout 1'air qu'il contenait, et, pour cela, on 



ouvre la tubulure destinee a recevoir le sphygmoscope. Nous repetons que cette partie de 

 1'operation est extremement delicate. Si elle n'a pas ete bien faite, au moment ou on etablit 

 la circulation a travers le tube, le sang entraine 1'air restant dans les capillaires du cer- 

 veau; immediatement eclatent des accidents tres redoutables pour la vie du sujet, la 

 securite de 1'experimentateur, de ses aides et de ses instruments. Aussi, pour limiter a 

 1'animal les consequences de ce contre-temps, est-il prudent de placer le cheval dans un 

 appareil a suspension avant d'appliquer le tube hemodromographique. 



Nous recommanderons aussi de bien neltoyer et de bien polir au papier a 



FlG. 70. Con in- 



ii/iii' imnxiiiit par le 

 milieu ill/ tula- hi''>no- 

 dfomograghique. 



T, Coupe du tulie hemo- 

 dromograijliicjue IIFO- 

 pr.'inpnt dit; L,, levier 

 hemodromographique 

 termiuo,en dedans par 

 la palette p occupant 

 une partie |de la lu- 

 miere du tube lu ; mo- 

 dromographique, arti- 

 cule, en dehors, avec 

 une piece qui repose 

 sur le reservoir a air 

 que Ton voit en pro- 

 jection horizoutale ;w, 

 lame de caoutchouc 

 servant d'obturateur 

 et admettaut dans une 

 (Stroke fente le levier 

 hemodromographiiiue: 

 B, tubulure par t la- 

 quelle on remplit rin 1 - 

 modromographe d'une 

 solution auticoagu- 

 lante; on en voit I'o- 

 rifice interne. 



