190 



LOCOMOTION. 



Quand le pied se pose sur le sol, cette plaquette s'enfonce, et comprime Fair 

 de la chambre. Celle-ci communique par un tube en caoutchouc avec un tambour 

 a air, qui inscrit sur un cylindre enregistreur les variations de pression. Le mar- 

 cheur emporte avec lui 1'enregistreur. On voit dans la figure 37 les traces obtenus par ce 

 precede. 



Unetalonage prealable permet de se faire une idee de la pression du pied surle sol, 



FIG. 37. - - Trace des appuis et soutiens des deux pieds dans la marche ordinaires. Le trait pointille 

 est le trac6 du pied gauche ; le trait continu celui du pied droit (MAREY). 



mais cette evaluation est toujours sujette a caution, attendu que la chambre a air 

 n'interesse qu'une faible partie de la surface d'appui du pied. MAREY avail sans doute 

 senti lui-meme 1'insuffisance de cet appareil, puisqu'il a cre6 plus tard avec DEMENT, un 

 nouvel appareil, le dynamographe. 



Dynamographe de Marey et Demeny. -- Cet appareil permet de mesurer la pression 



normale et la pression tangenlielle 

 (fig. 38), a chaque instant de I'appui 

 du pied et inscrit la courbe de ces pres- 

 sions. 



Neuf spirales formees chacune d'un 

 tube en caoutchouc a paroi assez 

 epaisse et dont le bout central est 

 ferme, sont fixees sur une planche en 

 chene. On voit sur la figure leur dispo- 

 sition. Un disque en carton les recouvre, 

 et une nouvelle planche maintenue 

 par des guides metalliques, s'applique 

 exactement sur elles. Une dixieme spi- 

 rale se trouve disposee a Tune des 

 extremites perpendiculairement aux 

 premieres. Elle est destinee a rnesurer 

 la pression tangentielle. 



Les neuf premieres spirales dispo- 

 sees en carre communique nt par un 

 tube collecteur unique avec un tam- 

 bour inscripteur. Un deuxieme tam- 

 bour communique avec la dixieme. 



Si un effort normal se produit sur 

 la plate-forme, les neuf spirales en 

 caoutchouc s'affaissent, une certaine 

 quantite d'air se trouve chasseeet vient 

 soulever le style du tambour inscripteur. 



II en est de meme pour un effort tangentiel; mais, cet effort etant beaucoup plus faible 

 que le precedent, une seule spirale suffit, pour register a cet effort sans s'ecraser tout 

 a fait. 



II est evident que les tubes en caoutchouc avec lequel sont confectionuees les spirales 

 dynamographiques doivent etre convenablement choisis, car c'est 1'ecrasement du 

 caoutchouc qui mesure 1'effort, 1'air ne faisant qu'enregislrer cet ecrasement. 



Les traces obtenus avec cet appareil a differentes allures (lig. 39) semblent indiquer 

 que la pression du pied sur le sol est variable. 



Toutefois Tinterpretation de ces traces est difficile, et Ton serait tente d'y voir des 



Fin. 38. - Plate-forme dyuamographique Jonuant la. 

 courbe de la pression des piods sur le sol (MAREY). 



