Thermometer. 



49 



In der gemäßigten und tropischen Region, wo die Temperatur 

 des Wassers sukzessive nach dem Grunde zu abnimmt, werden ge- 

 wöhnlich Maximum- und Minimum -Thermometer verwendet, die, wenn 

 es sich um bedeutende Tiefen handelt, gegen den gewaltigen Druck 

 (1 Atmosphäre pro 10 m) durch eine besondere Glashülle geschützt 

 sein müssen. 



Ein Maximum-Minimum-Thermometer (Fig. 22), also ein Instrument 

 zur selbsttätigen Aufzeichnung der höchsten und tiefsten Temperatur 

 für einen beliebigen Zeitraum, wurde schon im Jahre 1782 von Six 

 beschrieben. Es besteht aus einer U- förmig gebogenen ^ o 

 Glasröhre, die an ihren beiden oberen Enden zugeschmolzen p^ 



und erweitert ist. Der untere Teil der Röhre ist mit Queck- 

 silber, der eine Arm (1) von a bis obenhin mit Wein- 

 geist oder Kreosot gefüllt. Der andere Schenkel (2) ist 

 in seinem oberen Teile luftleer, bis c hin aber auch mit 

 einer therm ometrischen Flüssigkeit angefüllt. In den 

 beiden mit Weingeist bzw. Kreosot gefüllten Teilen be- 

 findet sich je ein Stahlstift, der durch kleine an ihm 

 befestigte Borsten das Bestreben hat, sich in jeder Stel- 

 lung zu erhalten. Wird das Thermometer nun in kalte 

 Schichten versenkt, so zieht sich der Weingeist im Schen- 

 kel 1 zusammen und Stift I wird durch den Meniskus a 

 hinaufgeschoben. Im warmen Wasser dehnt sich der 

 Weingeist wieder aus und treibt das Quecksilber, also 

 auch den Meniskus h und den Stift II vor sich her, 

 während Stift I stehen bleibt. Stift I zeigt also die 

 niedrigste, Stift II die höchste Temperatur an. Die Zu- 

 rückführung der Stahlstifte nach beendeter Ablesung ge- 

 schieht durch einen an den Schenkeln herabgeführten 

 Magneten. Solche Indexthermometer erfordern eine er- 

 hebliche Anpassungszeit (meist 7 Minuten) und müssen 

 beim Aufholen möglichst vor Erschütterungen bewahrt 

 bleiben, da sich der Index sonst verschiebt. 



Ein weiterer Apparat, dessen Anwendung besonders 

 in den arktischen und antarktischen Meeren unentbehr- 



Fig. 22. 

 Maximum- 

 und Mini- 

 lich ist wegen der eigenartigen Temperaturverhältnisse, mumthermo- 

 wie sie durch die dort herrschende dichotherme Schieb- meter nach 

 tung der Wassermassen gegeben sind, ist das von der ^^^ ^ }" 

 Firma Negretti und Zambra in London konstruierte ^^^j^ Casella 

 Umkippthermometer (Fig. 23). in London. 



Bei diesem ist die Kapillarröhre an einer Stelle der- (N. Krümmel.) 



Steuer, Planktonkunde. 4 



