Thermometer. 



51 



Das Schlagge wicht (S) fällt nicht direkt auf den 

 Rahmen, sondern auf eine seitlich angebrachte Feder. 

 Durch das heftige Umbippen ergeben sich mitunter Feh- 

 ler, indem Teile des sehr dünnen Quecksilberfadens in 

 das Bassin zurückgeschleudert werden. Um diesem Feh- 

 ler zu begeofnen, hat der Mechaniker Richter an dem 

 Kippthermometer von Negretti und Zanibra eine Bremse 

 angebracht: eine durch Hebel verbundene Zylinderpumpe, 

 welche beim Umkippen das Wasser mit ihrem Kolben 

 langsam aus dem Zylinder austreibt (Fig. 23, P). 



Zu einem sehr einfachen Instrumente mußte Lorenz 

 gelegentlich der Untersuchung des Hallstättersees seine 

 Zuflucht nehmen: Ein Selterwasserkrug wurde mit Wasser 

 gefüllt, verkorkt und durch den gebohrten Kork wurde 

 ein kurzes, träge gemachtes Thermometer eingeführt, 

 dessen Skala vom Striche + 3^ an oben hervorragte. 



Die Akkomodationszeit für das Wasser bzw. das 



Thermometer im Kruge, d. h. die Zeit, der es bedurfte, 



bis das Wasser im Kruge die Temperatur des Wassers 



annahm, in das der Krug gesenkt worden war, betrug nun 



allerdings zirka 3 Stunden, doch findet Lorenz dieses 



billige Verfahren, zu dem man in Notfällen immer wird j.. „, 

 . " ... . Flg. 24. 



greifen müssen, ebenso sicher wie die Beobachtungen mit Umkehr- 



Kippthermometer. thermometer 



Mittels wärmeisolierender Wasserschöpfer, die im nachLuksch. 

 Prinzip aus mehrfach ineinandergeschalteten Hartgummi- (^- Luksch.) 

 Zylindern bestehen, bestimmten Ekman, Pettersson, '^gfwichf 

 Nansen und Drygalski Temperaturen bis etwa 800 m 

 Tiefe; doch dürfen dieselben um nicht mehr als lö'' verschieden sein 

 und das Aufholen muß genug rasch geschehen können. 



Für die Messung von Tiefseetemperaturen auf elektrischem Wege 

 liegen noch keine exakt arbeitenden Apparate vor. 



Wenn man in bestimmten Abständen vollständige Reihentem- 

 peraturen mißt, werden von Krümmel folgende Tiefen empfohlen: 



0, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 

 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500 usf. 



B. Ergebnisse. 

 Nach Forel lassen sich die Seen bezüglich ihrer Temperaturen 

 in folgender Weise einteilen: wir unterscheiden 



1. tropische Seen, d. s. solche Seen, die jahraus, jahrein direkte 



4* 



