50 



Kapitel 11. Das Wasser. 



art verengt, daß bei der 

 Umkehr des Apparates 

 (Fig. 23, II) ein der be- 

 treffenden Temperatur ge- 

 nau entsprechendes Stück 

 des Quecksilberfadens ab- 

 reißt und in den nach 

 dem Umkippen unteren 

 Teil der Kapillarröhre fällt, 

 wo es als kleine Masse 

 so gut wie keine Ände- 

 rungen durch spätere Tem- 

 peratureinwirkungen erlei- 

 det. Das Umkippen erfolgt 

 beim Heraufziehen des In- 

 strumentes durch die Dre- 

 hung des Propellers (P>-) 

 in der oben beim J. Ri- 

 chardschen Wasserschöp- 

 fer (Fig. 9) beschriebenen 

 Weise. Das Freigeben des 



Thermometers erfolgt, 

 nachdem man das Instru- 

 ment durch eine 10 — 15 m 

 mächtige Wasserschicht 

 aufwärts gewunden und die 

 Propellerschraube dadurch 

 in Tätigkeit gesetzt hat. 

 Die Teilung nach Graden 

 ist auch gleich für diese 

 Stellung und für den ab- 

 gerissenen Quecksilber- 

 faden berechnet und an- 

 gebracht. 



Bei einem zweiten 

 Modell von Negretti und 

 Zambra sowie beim Umkehrthermometer von Luksch (Fig. 24) wird 

 die Umdrehung nicht durch einen Propeller sondern durch ein Lauf- 

 gewicht bewirkt, und außerdem ist, um das Thermometer vor Ver- 

 letzungen beim Aufholen zu schützen, die Drehungsachse vom unteren 

 Ende des Rahmens nach der Mitte desselben verlegt. 



Fig. 23. Richters verbessertes 



Propeller-Kippthermometer. 



(Nach Doflein.) 



f vor, // nach dem Kippen, Pr Pro- 

 peller, K Kabel, P Pumpenbremse, 

 Th Thermometer mit Metallhülse. 



