144 



Kapitel III. Methodik der Planktonforachung. 



eines Fadens so eingeklemmt werden, daß mindestens die obere Hälfte 

 des Röhrchens aus demselben hervorragt. Durch Befestigung des 

 Bleirohres selbst etwas oberhalb der Mitte an einer Schnur wird er- 

 reicht, daß, wenn das Bleirohr an der Schnur hängt, das von ihm 

 umschlossene Reagenzienglas mit der Schnur einen Winkel von 30 

 bis 40** bildet und somit die Mündung des Gläschens etwas seitlich 

 von derselben und von ihr abgewendet bleibt. Die Schnur soll 

 außerdem unmittelbar vor der Entnahme noch so weit angefeuchtet 

 werden, daß eine Abgabe von Staub aus derselben ausgeschlossen ist. 

 Erst im letzten Augenblick vor dem Hinablassen ist der Watte- 

 pfropfen zu entfernen, das Röhrchen aber, wenn es mit der Wasser- 

 probe wieder heraufgeholt ist, sofort durch 

 den unterdessen zwischen den Fingern gehalte- 

 nen oder durch einen neuen sterilen Watte- 

 pfropfen wieder zu verschließen. 



Für bakteriologische Untersuchungen des 

 Süßwassers empfiehlt Pfennig er einen ver- 

 besserten Krämerschen Senkkolben; das 

 Offnen (durch Bruch) der Kapillare geschieht 

 hier durch einen scharfen Ruck an einer Reiß- 

 leine. Der Apparat soll in allen Tiefen gleich- 

 mäßig und zuverlässig arbeiten. 



Zur Entnahme von Proben aus größeren 

 Tiefen kann auch der Sigsbeesche Wasser- 

 schöpfapparat (s.S. 19) benützt werden, der sich 

 nur insofern für bakteriologische Zwecke nicht 

 ganz eignet, als eine gründliche Reinigung 

 des Apparates nicht möglich ist, da er sich 

 nicht leicht und rasch genug zerlegen läßt. 

 Fischer verwendete daher auf der Plankton- 

 expedition einen Apparat, den er selbst in 

 folgender Weise beschreibt (Fig. 72a, b): „Der 

 Apparat besteht aus einem Messingzylinder a, 

 welcher an seinem unteren Ende durch den 

 Ventilsitz h und den Ventilkegel c, am oberen 

 Ende durch den Ventilsitz d und den Ventil- 

 kegel e abgeschlossen wird. In den Führungs- 

 schacht des oberen Ventilkegels ist eine 

 Stange f eingeschraubt, welche in der Aus- 

 bohrung des unteren Ventilkegels geführt wird. 



An dem oberen Ventilsitz ist der Rahmen h mit dem Steg i be- 



L.Ji 



a 



Fig. 72. Apparat zur 

 "Wasserentnahme für bak- 

 teriologische Zwecke. 

 (Nach Fischer.) 



a beim Hinablassen, b beim 

 Aufholen. 



