30 ETUDES SUR LES EAUX METEORIQUES. 



pres do 1'ime des extremiles. Yers celle-ci, it se recourbe verticalement 



* 



et so termine par uno petite chambro-laboratoire r ayantune capacite dc 

 7 a S centimetres cubes. Cette branche verlicale porto egalemont sur la 

 partio capillaire, en />, un trait dejauge. A 1'aulre extremile, il est reuni 

 par un caoutchouc a vide a uue petite allonge ^/, qu'on pent el ever on 

 abaisser a la main. 



Fig. 7. Mesurc ilr I'aciili 1 rarl>r>nii|iir. 



On I'a an prealable jangr avec precision. Dans ce but, on y a introduit 

 une gouttclette de mercure, exactenient pesee et capable d'y occuper un 

 volume correspondant a environ T>0 divisions. On a promene cot index sur 

 toute la longueur du tube, en lisant, cbaque 5 centimetres, le nombre 

 de divisions qifil occupait, ce qui a permis de calculer exactement le 

 volume de cbaque division en ces diflV-rents points. l"n jaugeage general 

 du tube depuis le 4) de la graduation jusqifa I'line des dernieres divisions 

 a permis de verifier cetle determination. La capacite de notre mesureur 

 a ete ainsi trouvee egale a l cc ,2527 depuis la division jusqu'a 877 div. 8. 



I'mir fa ire une mesure, on commence par remplir le mesurenr de mer- 

 cure : on fait plonger la cbamlire-laboratoirc dans le mercure contenu dans 

 le cristallisoir C. On fait a la bouclie uue aspiration par ('allonge a que 

 Ton abaisse en meme temps. La pesanteur fait couler le mercure dans 

 cetle allonge. Ku Televaiil et en la rabaissant a plusieurs reprises, on 

 s'assure (|u'il n\ reste ancune trace d'air. On ferine le caoutchouc an 

 inoyen de la piuce/y. En s'aidanl de lacuillereu I'er /", que Ton passe sous 

 la chambre-laboratoire r, on transporte le mesureur sur la cuve a mer- 



