2 BIBLIOGRAPHIE^ANATOMIQUE. 



sont formés de deux pièces tubulaires mobiles rentrant l'une dans l'autre 

 (fig. 1), au lieu d'être d'une seule pièce fixe. 



La pièce supérieure, A, porte en haut, comme d'habitude, le pas de vis 

 universel servant à fixer l'objectif au revolver ou au tube du microscope ; 



en bas elle se rétrécit en cône pour rece- 

 voir et retenir dans son intérieur l'autre 

 pièce. 



Celle-ci, B, est formée de deux parties 

 cylindriques d'inégal diamètre raccordées 

 par une partie conique s'emboîtant exac- 

 tement dans le cône de la pièce précé- 

 dente; elle présente à son extrémité infé- 

 rieure le pas de vis sur lequel se fixe le 

 système des lentilles objectives L. Un 

 ressort spiral très faible, R, agissant de 

 haut en bas et appuyé, tl'une part, contre 

 la face inférieure du diaphragme DD, 

 d'autre part, contre un épaulement inté- 

 rieur de la pièce B, maintient cette pièce 

 appliquée par sa partie conique contre la 

 première, qu'elle dépasse inférieurement 

 de quelques millimètres (5 millimètres par 

 exemple, non compris la partie filetée). 

 Pour empêcher la rotation sur lui-même 

 du système lenticulaire qui se fixe sur la pièce B et mieux assurer le main- 

 tien de son centrage, on peut régulariser son mouvement vertical au moyen 

 d'un coulisseau formé d'une petite rainure pratiquée sur l'une des deux pièces 

 de l'entonnoir et dans laquelle s'engage une pointe fixée à l'autre pièce. 



L'entonnoir que nous venons de décrire s'applique aux objectifs ayant 

 moins de 5 millimètres de distance frontale : il est inutile pour les autres. 

 Son fonctionnement est le suivant : lorsque, pendant la mise au point, l'ob- 

 jectif qui en est pourvu vient à appuyer sur la préparation, la pression qu'il 

 exerce sur elle, au lieu de se faire par une partie rigide qui l'écraserait, se 

 fait, au contraire, par une partie qui fléchit et qui rentre dans la pièce supé- 

 rieure de l'entonnoir au fur et à mesure que l'objectif descend. Tant que 

 dure la flexion, la préparation ne supporte que le poids de la moitié infé- 

 rieure de l'objectif et la tension minime du ressort qui la pousse : pression 

 légère et insuffisante pour l'endommager. Mais, dès que la partie rentrante 

 de l'entonnoir est arrivée à bout de course, toute flexion cesse d'être pos- 

 sible et l'objectif, entièrement raccourci et devenu rigide comme s'il était à 

 monture fixe, écraserait infailliblement la préparation s'il pouvait continuer 

 à descendre. C'est alors qu'intervient le système d'arrêt. 



Fia. 1. 



Objectif à monture rentrante. 



