4 BIBLIOGRAPHIE ANATOMIQUE. 



Pour déterminer pratiquement le point où la vis d'arrêt doit être placée, 

 on commence par tourner la vis micrométrique jusqu'à ce que la pièce P soit 

 entièrement descendue-au bas de sa course. On met ensuite en place l'objec- 

 tif le plus puissant de la série (soit, par exemple, le '/t» immersion homo- 

 gène) préalablement muni d'un entonnoir ayant 5 millimètres de partie 

 rentrante '. Puis, on tourne le bouton de la crémaillère de manière à amener 

 l'extrémité inférieure F de l'objectif au niveau de la face supérieure P' P' 

 de la platine. Le point V où la crémaillère émerge de la potence P est le 

 point où il convient de placer l'arrêt. 



Dans les microscopes dépourvus de crémaillère, le système d'arrêt (vis, 

 bague ou virole) se fixe directement au tube ; la position en est déterminée 

 par le même procédé. 



Lorsque la vis d'arrê* est en place, on remonte la vis micrométrique de 

 1 ou 2 millimètres afin de pouvoir s'en servir dans les deux sens et le micros- 

 cope est prêt à fonctionner. 



Les montures des objectifs doivent avoir les dimensions suivantes : 



1° Les longueurs des montures rentrantes des objectifs forts devront être 

 les mômes que celles de leurs montures fixes actuelles ; c'est-à-dire, être d'au- 

 tant plus grandes que la distance frontale de l'objectif est plus courte ; 



iâ" L'étendue de la partie rentrante pourra être la même pour tous les 

 objectifs rentrants, ou bien diminuer lorsque la distance frontale aug- 

 mente ; 



3* Les montures des objectifs ayant plus de 5 millimètres de distance 

 frontale seront des montures fixes ordinaires dont la longueur ne devra pas 

 dépasser celle de l'objectif le plus puissant diminuée de 5 millimètres ; 



4° Seuls, les objectifs spéciaux ou plus ou moins exceptionnels ne rem- 

 plissant pas et ne pouvant pas être amenés à remplir les conditions précé- 

 dentes, ne sauraient permettre la préservation automatique des préparations. 

 Mais l'arrêt dont se trouve pourvue la crémaillère du microscope ne saurait 

 empêcher, en aucun cas, de les mettre au point et de s'en servir comme 

 d'ordinaire. 



Au lieu de placer le système rentrant à l'objectif lui-même, on pourrait le 

 placer aux branches du revolver en ayant le soin de toujours compléter le 

 dispositif par l'apposition d'un arrêt réglé de la descente du corps du micros- 

 cope. Cependant, une telle disposition présenterait l'inconvénient d'allonger 

 les branches du revolver d'une quantité fort appréciable ; de les rendre ainsi 

 plus encombrantes tout en en augmentant les difficultés de centrage, et de 

 nécessiter, en outre, l'emploi d'un ressort spiral beaucoup plus fort. En 

 sorte que, la pression exercée sur la préparation se trouvant sensiblement 



1. Cette quantité représente une moyenne susceptible d'être augmentée ou diminuée. 

 Elle correspond à Tépaisseur maxima des préparations qu'on désire préserver. 



