TRAVAUX ORIGINAUX. 5 



augmentée, nous ne saurions affirmer qu'elle pourrait être supportée impu- 

 nément par le contenu de toutes sortes de préparations. 



Quant à placer le ressort à l'extrémité du tube du microscope — ainsi que 

 cela s'est trouvé réalisé d'une manière fortuite et pour d'autres usages, 

 notamment pour obtenir une mise au point délicate à une époque où les vis 

 micromélriques agissant sur la potence n'avaient pas la douceur qu'on a pu 

 leur donner depuis — il n'y faut point songer aujourd'hui parce que cela 

 entraînerait la suppression de l'emploi si généralisé et si commode du revol- 

 ver, ou bien créerait pour la préparation une surcharge de pression équiva- 

 lente au poids de ce dernier instrument et des deux ou trois objectifs qu'il 

 porte en réserve. Du reste, même en supprimant le revolver, on se trouve- 

 rait, en ce qui concerne la pression, dans le même cas que pour le ressort 

 appliqué à ses branches. 



L'action préservatrice résultant de l'emploi des objectifs rentrants et à 

 descente réglée, assez facile d'ailleurs à prévoir théoriquement, a été véri- 

 fiée par nous au moyen d'une expérimentation pratique. Nous avons fait 

 construire, à cet effet, un objectif fort à monture rentrante ; nous avons, en 

 outre, adapté à notre microscope un système d'arrêt réglé comme il a été dit 

 plus haut, et nous avons fait fonctionner le dispositif pendant une semaine, 

 en heurtant fréquemment, à dessein, l'objectif contre les préparations et en 

 l'abaissant sur elles autant que le permettait la vis d'arrêt. 



Nous avons pu, de la sorte, nous assurer : 



a) Qu'aucune des préparations en expérience n'a souffert de ces légers 

 chocs, bien qu'un grand nombre d'entre elles fussent assez délicates (prépa- 

 rations de tissu nerveux central) ; 



. b) Que le centrage de l'objectif s'est rigoureusement conservé malgré les 

 mouvements d'ascension et de descente des lentilles, les objets examinés 

 ayant, en effet, continué à occuper après ces mouvements les mêmes points 

 du champ visuel qu'ils occupaient avant ; 



c) Que la certitude de conserver les préparations intactes, malgré l'absence 

 de précautions dans la vitesse et dans l'étendue du mouvement de descente 

 de l'objectif donne, dans l'exécution de la mise au point à de forts grossis- 

 sements, une assurance qui la rend un peu plus rapide et qu'on n'est généra- 

 lement pas habitué à avoir dans ces circonstances. 



Tel est notre dispositif : il se recommande par une grande simplicité d'exé- 

 cution; il n'introduit aucun changement dans les conditions optiques des 

 objectifs ni dans la manière de les mettre au point, qu'il facilite plutôt, et il 

 dégage entièrement l'esprit du micrographe de toute préoccupation au sujet 

 de la détérioration possible des préparations qu'il examine — ou qu'il confie 

 autour de lui pour être examinées — par le fait de leur mise au point avec 

 les forts grossissements. 



