TRAVAUX ORIGINAUX. 



Système d'arrêt. — L'idée de placer un système d'arrêt fixe pour limi- 

 ter la descente des objectifs et les empêcher d'atteindre les préparations est 

 une idée simple qui se présente naturellement à l'esprit, mais qui est impra- 

 ticable, avec les montures ordinaires, dès qu'on se trouve en présence d'ob- 

 jectifs forts et de préparations de diverses épaisseurs '. Force a donc été de 

 recourir à d'autres moyens. Dans celui qui fait l'objet de notre communica- 

 tion actuelle, le système d'arrêl fixe a été mis à profit, mais à la condition 

 de l'associer avec les objectifs rentrants. Sa position doit être réglée de 

 manière à ce que les microscopes qui le portent puissent permettre à la fois 

 l'emploi de tous les objectifs sans exception et le groupement de tous ceux 

 d'usage courant, depuis les numéros les plus 

 forts jusqu'aux plus faibles, en un laisceau 

 offrant en masse la préservation automatique 

 et, par conséquent, certaine des préparations. 



L'arrêt de la descente du tube au moment 

 où l'objectif rentrant touche à la limite de sa 

 flexion, est une condition indispensable de la 

 préservation certaine des préparations. Sa sup- 

 pression ou son défaut de coordination avec la 

 longueur de l'objectif et l'étendue de sa partie 

 rentrante entraînent nécessairement l'inenica- 

 cité du système ou, du moins, introduisent dans 

 la préservation des préparations, des aléas in- 

 compatibles avec l'assurance complète qu'elle 

 présente lorsque l'arrêt a été convenablement 

 placé. 



Notre système d'arrêt consiste simplement en 

 une vis V (jig. 2) appliquée sur le côté de la 

 crémaillère, et dont la tête, en venant buter 

 contre la partie supérieure de la potence P dans 

 laquelle la crémaillère se meut, empêche le tube 

 et l'objectif de descendre au delà de la quantité 

 que permet ce butage. 



Fio. 2. — Microscope pourvu 

 d'une vis d'arrêt réglée. 



1. On comprend, en effet, qu'un arrêt susceptible d'empôcher un objectif de 1/2 milli- 

 mètre, par exemple, de distance frontale, d'arriver au contact d'une préparation de 2 milli- 

 mètres d'épaisseur, l'empêcherait en même temps de descendre assez bas pour pouvoir 

 être mis au point sur une autre préparation épaisse de 1 millimètre seulement. 11 est 

 indispensable pour pouvoir, avec un arrêt Oxe, mettre alternativement au point des pré- 

 parations de différentes épaisseurs, que ces épaisseurs ne diffèrent entre elles que d'une 

 quantité moindre que la distance frontale de l'objectif employé. Cette condition est diffici- 

 lement réalisée avec les objectifs forts parce que leur distance frontale est souvent moindre 

 de 2 on 3 dixièmes de millimètre. 



