Die Mikrosubliniation. '_!."> 



geeignet. Diese Methode wurde spater von Mitlacher beim Nachweis 

 der Oxymethylanthrachinone sowie von anderen Autoren benutzt, 



lira hb'here Temperatureu zu erzielen, sublimiert Belirens ebent'alls im 

 geschlossenen Raum in nachstehender Weise: Die Substanz wird auf ein Glimmer- 

 plattchen gebracht und ein zuvor ausgegliihter und geprefiter Asbestring aufgelegt 

 (1 mm stark, 8 10 mm lichte Weite). Auf den Asbestring komrnt ein Objekt- 

 trager und das Ganze wird auf einen kleinen Drahtring gestellt. Derart las^ n 

 sich grb'Bere Flammen, selbst Geblase zur Erhitzung benutzen, und man kann 

 Bleichlorid, selbst Natrium- und Kaliumsulfat zur Sublimation bringen. Da aber 

 der Objekttrager bei hoherer Temperatur leicht in der Mitte springt, so ist es 

 ratsam, entweder den Ring in eine Asbestplatte von der Gestalt des Objekttragers 

 anzubringen oder das Subliinat auf Deckglaser aufzufangen. Die Behrensschen 

 Methodeu wnrden vorzugsweise von den hollandischen Forscheru benutzt, auf 

 unserem Gebiete besonders von "Weevers, der bei der Sublimation alkoholischer 

 Lb'sungen, die bekanutlich gern breit laufen, das Wijsmannsche kupferne Tafelchen 

 gebrauchte (s. Brenzkatechin). 



Fig. 8. Mikrosublinmtion auf der Asbestplatte nach Tunrnann. 



Die Sublimation auf der Asbestplatte wurde mit Erfolg von 

 Tunmann benutzt. Die Anordnung geht aus Fig. 8 hervor. Auf 

 eine geniigend grofie Asbestplatte (12 x 12 cm) von 2 mm Dicke kommt 

 ein kleines Stuck chen eines Objekttragers zu liegen (etwa der vierte 

 Teil eines solchen), grofiere Glasstucke springen bei hoheren Tempe- 

 raturen leicht. Auf das Glasplattchen kommt die zu untersuchende 

 Substanz. Ungefahr 2 3 cm davon entfernt liegt auf der Asbestplatte 

 ein kleines Holzstabchen von 3 4 mm Hohe und 6 8 cm Lange. Nun 

 wird der Objekttrager derart iiber die Substanz aufgelegt, dafi er mit 

 dem einen Ende auf der Asbestplatte selbst, mit dem anderen auf dem 

 Holzstabchen ruht. Es ist vorteilhaft, dafi der aufgelegte Objekttrager 

 (Rezipient) das untere Glasstuckchen nicht beriihrt. Die Hohe des 

 Sublimationsraumes ist bei dieser Anordnung 0,5- 1,5 mm. Die Asbest- 

 platte ruht auf einem starken Eisenring, den ich an das Stativ der 

 kleinen Stativlupe von Seibert angeschraubt habe. Dadurch stort der 

 Apparat auf dem Mikroskopiertische nicht. Als Flamme wird eine 

 Spirituslampe benutzt, deren Spitze die Unterseite der Asbestplatte er- 

 reicht, und die je nach Bedarf 2 5 cm hoch gehalten wird. Selbst- 

 verstandlich wird man beim Such en nach fliichtigen Substanzen zuerst 

 mit kleiner Flamme arbeiten. Die Rezipienten werden nach Beginn 

 der Erhitzung alle Minuten gewechselt. Wahrend man mit der rechten 

 Hand den einen abhebt, wird der in der linken Hand bereit gehaltene 



