Die Mikrosublimation. - 1 



teilchen raitgerissen werden, die zu Tauschungen dem Ungeiibten An- 

 lafi geben. Es sind meist Membranstiicke epidermaler Zellen und von 

 mechanischen Elementen, also doppelbrechende Elemente. Diese Mifi- 

 stande lassen sich umgehen, wenn man die Pulver mit einem Tropfen 

 Wasser auf der Glasplatte zu einem dicken Brei verriihrt (Tunmann, 

 Gehe's Ber. 1911). Alsdann miissen beim Beginn der Sublimation die 

 Rezipienten allerdings ofters gewechselt werden, da die ersten Subli- 

 mate naturgemafi grofiere Fliissigkeitsmengen enthalten. Wir ver- 

 binden hierbei die Mikrosublimation mit einer Mikrodestillation. Des 

 weiteren wird man mit einem clurchfeuchteten Pflanzenpulver zuweilen 

 bessere Resultate erhalten wie mit einem trockenen. In solchen Fallen 

 miissen wir annehmen, dafi die Zellmembranen durch das Durchfeuchten 

 permeabler fiir die entweichenden Gase geworden sind, oder dafi die 

 sublimierenden Korper durch das warme Wasser zuvor in Losung 

 gingen und in gelbster Form leichter sublimieren. Bei der Objekt- 

 tragersublimation mufi an einem zugireien Platze gearbeitet werden. 

 Fensterplatze sind aber haufig dem Luftzug mehr oder weniger aus- 

 gesetzt. Ein Luftzug verrat sich schon an der Flamme. Darauf hat 

 vornehmlich der Anfanger zu achten. Um in solchen Fallen ein Ent- 

 weichen der Dampfe zu verhindern, kann man zwei Objekttrager neben- 

 einander auflegen (die Lange des Holzstabchens gestattet dies) oder 

 man stellt einen Pappdeckel vor dem Apparat auf, wodurch die Flamme 

 gleichmafiig wirken wird. Ein vorgestellter Pappdeckel von 20 cm 

 Hohe und 10 cm Breite gestattet in alien Fallen die Wahrnehmung der 

 geringsten Dampfentw T ickelung und selbst sehr schwache Gerliche lassen 

 sich deutlich ermitteln. 



Die Vorteile des eingehend geschilderten Verfahrens sind vor- 

 ziiglich folgende; Der Apparat hat eine stabile Lage, gestattet die An- 

 wendung von Temperaturen bis zu 300 (hbhere wurden nicht erprobt), 

 ohne dati Verluste durch Bruch zu beklagen sind, sowie ein leichtes 

 und schnelles Wechseln der Objekttrager. Durch die Heranziehung 

 hoherer Temperaturen wird die Sublimationsdauer auf flinf Minuten 

 herabgesetzt; auch sind weit mehr Erfolge zu erzielen. Die Methode 

 liefert iibereinstimmende Resultate; 1910 haben im Tschirchschen 

 Institut samtliche Praktikanten ohne weiteres die gleichen Befunde er- 

 zielt. Weitere Priifungen zeigten, dafi, bis jetzt wenigstens, in keinem 

 Falle mit anderen Methoden, die zudem komplizierter sind, bessere 

 Resultate erreicht werden. Die einfache Apparatur gestattet die Aus- 

 fuhrung der Sublimation neben clem Mikroskop, ein Um stand, der fiir 

 den Mikroskopiker von wesentlicher Bedeutung ist. Hierzu kommen 

 als weitere nicht zu unterschatzende Vorteile, dafi die Sublimate (nach 

 Bedarf in Serien) auf den Objekttragern erhalten werden und schliefilich, 



