48 



Allgemeiner Teil. 



bei der Starke, selbst bei Schleimen. Ein eigenes Polarisationsmikroskop 

 wircl nur selten zur Yerfiigung stehen, raeist wird der Polarisations- 

 apparat dem Arbeitsmikroskop bei Bedarf angefiigt. Derartige Polnri- 

 sationsapparate (ira Preise von 45 60 M.) bestehen aus zwei Nicolschen 

 Prisraen. dem Polarisator (Fig. 16) und dera Analysator (Fig. 17). Der 

 erstere wird in die Schiebehiilse des Diaphragmenhalters eingeschoben 

 (an Stelle des Beleuchtungsapparates), dieser Nicol befindet sich unter- 

 halb des Objektes. Der Analysator, der den zweiten Nicol enthalt, 

 wird iiber clem Objekt, gewohnlich dem Okular aufgesetzt und besitzt 

 ein Fadenkreuz und ev. einen Teilkreis zum Messen der Drehung der 

 Polarisationsebene. Dreht man nun den Analysator urn die Achse 

 des Instrumentes, wahrend man das aufgelegte Praparat beobachtet 

 (Zellmembran und Kristalle), so wird man finden. clafi die Helligkeit 

 des Bildes wechselt. Wenn das Gesichtsfeld am dunkelsten ist (ganz 



schwarz), stehen die beiden Nicols gekreuzt, 

 wenn es am hellsten ist, parallel. 



Bei gekreuzten Nicols (im polarisierten 

 Liclite) konnen zwei Falle eintreten. Entweder 

 bleiben alle Gegenstiinde des Praparates, auch 

 beim Drehen des Praparates, stets dunkel. Mem- 

 branen, Kristalle und andere Korper, die dieses 

 Verb alien zeigen, bezeichnen wir als einfach- 

 brechend (isotrop). Hierher zahlen amorphe 

 Substanzen und die Kristalle des regularen Sy- 

 stems. Korper, die aufleuchten, wie Starke, die 

 meisten Kristalle und Membranen und manche 

 Schleime werden doppelbrechend (aniso- 



trop) genannt. Lassen wir die beiden Nicols in gekreuzter Stellung 

 und drehen wir das Objekt, resp. einen Kristall vollstandig um seine 

 Achse, indem wir den Objekttisch langsam drehen, so konnen wir die 

 optischen Achsen ermitteln. Wir nennen einen Kristall optisch ein- 

 achsig, wenn er nur in einer einzigen Richtung nicht aufhellt (Kristalle 

 des hexagonalen und tetragonalen Systems), optisch zweiachsig, wenn 

 er in zwei Richtungen nicht aufhellt (rhombisches, mono- und triklines 

 System). Wie man sieht, kann man derart leicht wichtige Anhaltspunkte 

 fiir die kristallographische Bestimmung der Kristalle erhalten. Von 

 einer eingehenden Bestimmung wird man meist absehen miissen, denn 

 die bei den pflanzlichen Objekten erhaltenen Niederschlage fiihren re- 

 lativ selten so gut ausgebildete Kristalle, dafi ihre Bestimmung mb'g- 

 lich ist, ganz abgesehen davon, dafi die genaue kristallographische Be- 

 stimmung eine spezielle Ausbildung verlangt. In den meisten Fallen 

 wird man sich mil der Angabe der Ausloschungsrichtung und des Ver- 

 haltens der Kristalle gegeniiber den Gipspliittchen begniigen. 



Fig. 10. Polarisator des 



Polarisationsapparates von 



W. u. H. Seibert, Wetzlar. 



