'.$'2 Allgemeiuer Tril. 



Zur Sublimation, besonders zur Bestimraung der Sublimations- 

 temp e rat ur unter dem Mikroskope wird sich mit geringer Ande- 

 rung ebenfalls die Vorrichtung benutzen lassen, die H. Weber 1 ) zur 

 Schmelzpunktbestimmung unter dem Mikroskop angegeben hat 

 (Bezugsquelle: Dr. R. Muencke, Berlin N, Luisenstr. 58). Die Vor- 

 richtung lafit Temperaturen bis zu 200 zu. Der Apparat besteht aus 

 einem Kasten aus Aluminium (25 cm lang, 6 cm breit, 2 cm hoch) und 

 besitzt in der Mitte eine Vertiefimg fiir den Objekttrager (Grofie 

 75 : 28 mm). In der Mitte dieser Vertiefung befindet sich eine Offnung 

 (1,3 cm), welche den Lichtstrahl durchlafit. Auf der Unterseite befindet 

 sich noch ein Schlitz von 4 cm Lange und 2 mm Hb'he, auf der Ober- 

 seite sind beiderseits der Vertiefung fiir den Objekttrager 2 abnehm- 

 bare Tuben fiir Thermometer angebracht, welche bis zur Mitte in den 

 Apparat hineinreichen. Die Erhitzung erfolgt rechts und links durch 

 2 Spirituslampen. Das Objektiv mufi bei der Beobachtung durch einen 

 Kiihlmantel (in dem Wasser zirkuliert) geschiitzt werden. R. Muencke 

 liefert diesen Mikroskopiertisch einschliefilich der Kuhlkammer fiir das 

 Objektiv und Anpassen desselben fiir 34 M. 



Die Erhitzungsmikroskope von Doelter 2 ), bei denen Elektrizitat 

 als Heizquelle dient, werden sich auch zur Sublimation eignen (Her- 

 steller: C. Reichert, Wien). Fiir unsere Zwecke werden die einfachen 

 Apparate, die ein Erhitzen bis zu 400 zulassen, vollstandig geniigen. 



Aufhellungs-, Quellungs- und Bleichiiiittel. 



Aufhellungsmittel bezwecken, Praparate oder einzelne Objekte in 

 den Praparaten fiir die mikroskopische Betrachtung geeignet zu machen. 

 Die zu benutzenden Aufhellungsfliissigkeiten sollen tunlichst keine 

 Formveranderung hervorrufen, besonders keine Schrumpfung; sie niiissen 

 mb'glichst mit wasserigen Fliissigkeiten, fetten und atherischen Olen und 

 Harzen mischbar sein (zwecks weiterer Behandlung der Schnitte). Die 

 Aufhellung geschieht dadurch, dafi der Brechungsindex der Fliissigkeit 

 dem des Gewebes genahert wird, ferner durch Quellung (doch darf 

 diese nicht zu stark sein) und schliefilich durch Entfernung storender 

 Inhaltsstoffe. Viele Mittel kombinieren die genannten Eigenschaften. 



Clicinische Aiifhclliiiigsinethoden werden mit Vorteil besonders 

 dann ausgefiihrt, wenn die zu untersuchenden Inhalte durch andere 



*) H. Weber, Uber Cammidge-Reaktion und Schmelzpuuktbestimmung unter 

 deni Mikroskop, Naturf. Vers. Karlsruhe, Verb. (1911), 1912, 112, S. 125. 



-) ('. Doelter, Ein iirm-s Erhitzungsmikroskop, Sitzber. Wien. Akad., 1909, 

 CXIII, 1. Abt., S. 489, dort Abbild. 



