">_' Alliremeiiier Teil. 



- 



mufi man wie Kerbosch 1 ) verfahven und die betreffenden Fliissigkeiten 

 zuvor rait der betreffenden Substanz sattigen, hat dann allerdings von 

 den gesattigten Fliissigkeiten die Brechungsexponenten mittels Refrakto- 

 meters festzustellen'-). 



Man legt nun einige Fragmente ocler Kristalle (regulare) des zu 

 priifenden Korpers auf den Objekttrager in einen Tropfen einer Fliissig- 

 keit mit mittlerem Brechungsexponenten. Mit Hilfe der Beckeschen 

 Linie 3 ) lafit sich feststellen, ob die Substanz starker oder schwacher 

 bricht als die Fliissigkeit, indem man bei moglichst enger Blenden- 

 b'ffnung auf eine Kante des Korpers scharf einstellt, und wahrend der 

 Beobachtung den Tubus hebt; eine feine, helle Lichtlinie schreitet nun 

 parallel mit der Kante gegen den starker lichtbrechenden Korper hin 

 fort. Bricht der Korper starker, dann liegt der Lichtschein gewisser- 

 mafien auf dem Korper, bricht er schwacher, dann ist der Korper mit 

 einem Lichtschein gewissermafien umhullt, welcher beim Heben des 

 Tubus von dem Korper abwandert. Hat man festgestellt, ob der 

 Korper starker oder schwacher bricht als eine bestimmte Fliissigkeit, 

 dann wiederholt man den Versuch mit einer anderen Fliissigkeit, wahlt 

 aber nicht die mit dem nachst hoheren, resp. niederen Index, sondern 

 uberspringt einige Glieder der Reihe, um zu Grenzwerten (Grenz- 

 fliissigkeiten) zu gelangen. Zwischen diesen operiert man weiter, mischt 

 ev. die benachbarten in Betracht kommenden Fliissigkeiten. Solange 

 die Indices von Korper und Fliissigkeit nicht iibereinstimmen, ist die 

 Beckesche Linie gut wahrzunehmen; auch wenn die Indices nur wenig 

 verschieden sind, treten Farbenerscheinungen an dem Rand des Kristalles 

 auf, welche auf der verschiedenen Dispersion von Kristall und Fliissig- 

 keit beruhen und ein schnelles Arbeiten erleichtern. Bei der Beob- 

 achtung werden alle Linsen zwischen Spiegel und Objekt ausgeschaltet ; 

 es wird mit dem Planspiegel (im parallelen Licht) gearbeitet. 



Doppelbrechende Kristalle, denen ein verschiedener Index zu- 

 kommt, werden in einen Tropfen Fliissigkeit eingebettet, in eine Aus- 

 loschungsrichtung zwischen gekreuzten Nicols gebracht. Dann wird der 



') J. M. Kerbosch, Bildung und Verbreituug einiger Alkaloide iu Papaver 

 somniferum L., Arch. d. Pharm., 1910, CCXLVIII, S. 536. 



2 ) Die Serie Einbettungsfliissigkeiten mit Indices von 1,46 1,93 nach 

 v. d. Kolk ist bei F. Krantz-Bonn kauflich zu erhalten; ihre Anschaffung ist 

 zu empfehlen, da die Refraktometev kostspielig siud. Doch hat E. Clerici eine 

 Methode ausgearbeitet, um den Brechungsexponeut einer Fliissigkeit mit dem Mikro- 

 skop bestimmen zu konnen, die es also gestattet, die Bestimmung des Index von 

 Kristall und Fliissigkeit zu kombinieren (Rendiconti R. Ac. Lincei Roma 1907, 

 XVI, S. 336). 



3 ) Becke, Sitzber. Wien. Akad., 1893, CII, S. 358. 



