Ziihlen, Messen, Wiegen. .V> 



mafiig. Die Objekttrager liefert Seibert-Wetzlar fiir 5 M. (Fig. 18). 

 Sie verlangen ein recht vorsichtiges Arbeiten mit kleinen Tropfen, 

 denn ein Austreten der Fliissigkeit iiber das Zahlquadrat mufi ver- 

 mieden werden. Hartwich und Wichmann 1 ) haben daher um die 

 Einteilung einen Glasrahmen in Deckglashohe (0,25 mm) auf kitten 

 lassen. Auch bei diesen Zahlkammern, die Seibert fiir 12 M. liefert, 

 darf nur so viel Fliissigkeit genommen werden, dafi die Kammer nicht 

 ganz erfiillt ist. Die Kammer gestattet ein Arbeiten bis zur 290fachen 

 Vergrotterung. Ahnliche Dienste, und auch bei starkeren Vergrotie- 

 rungen benutzbar, leistet das Okularnetzmikrometer (Zeiss, 5 M.), das 

 auf einem Glasplattchen, welches auf die Blenden der Okulare zu liegen 

 kommt, ein Quadrat von 5 mm, in kleine Felder (0,5 mm) geteilt, zeigt. 

 Messung'en sind in der Mikrochemie haufig vorzunehmen. Nicht 

 nur Membranen und Zellinhalte sowie nativ vorkommende Kristalle 

 sind zu messen, auch die Grofienverhaltnisse der bei Fallungen er- 

 haltenen Kristalle bieten immerhin einen, wenn auch recht geringen 

 Anhaltspunkt, der aber bei Nachpriifungen angenehm ist. Von den 

 verschiedenen Vorrichtungen zum Messen: Objekt-, Objektiv-, Okular- 

 mikrometer, hat sich das letztere, schon seines billigen Preises wegen 

 (5 M.), am meisten eingebiirgert. Es ist bekanntlich ein mit dem Mafi- 

 stabe versehenes Glasplattchen, das auf die Blendung des Okulars zu 

 liegen kommt. Der zu messende Gegenstand des Praparats wird unter 

 den Mafistab gebracht. Die Teilstriche des letzteren miissen deutlich 

 sichtbar sein, sie treten scharfer hervor, wenn man die obere Okular- 

 linse etwas emporschraubt, also der Sehweite des Beobachters anpafit. 

 Bei genauer Messung mufi das Objekt, wenn angangig, unter die 

 Mitte des Mafistabes (nicht an den Endstrich) gebracht werden. Die 

 abgelesenen Teilstriche, mit den dem Mikroskope beigegebenen, auf 

 die Verzogerung sich beziehenclen Werten multipliziert, geben die Mafie 

 in Mikromillimeter (ein Mikromillimeter - = 1 ,u = 0,001 mm) an. Um 

 das Messen in stark gefarbten Praparaten zu erleichtern (vorziiglich 

 fiir minder Geiibte) hat Hartwich (Ztschr. f. wiss. Mikr. u. Apoth.-Ztg. 

 1901) Okularmikrometer konstruieren lassen (zu beziehen von Zulauf, 

 Zurich), die mit 2 den Teilstrichen gleichlaufenden schwarzen Faden 

 versehen sind. Der erste Teilstrich ist durch einen feststehenden Faden 

 gekennzeichnet, an diesen wird das Objekt angelegt, der andere schwarze 

 Faden ist verschiebbar und wird an das Ende des Gegenstandes ge- 

 bracht. Der Wert kann somit nach Entfernung des Praparates bequem 

 abgelesen werden. 



J ) C. Hartwich u. A. TVichmann, Einige Beobachtungen an Stlirke- 

 kornern uud iiber die Ziiblkammer, ein Hilfsniittel zur quantitativen Ermitteluiig 

 voii Verfalschuugen vegetabiliscber Pulver, Arch. d. Pharm., 1912, CCL, S. 452. 



