14 



wendig, mit stark en Vergrofierungen zu arbeiten. Eine Vergrofierung 

 von 50 bis 300 reicht gewohnlich aus. Die Verwendung von Immer- 

 sionslinsen gehort zu den Seltenheiten. Bei Anschaffung eines Mikro- 

 skops wende man sich nie an einen gewohnlichen Optiker, sondern stets 

 an eine renommierte Firma. Ein Instrument mit 2 bis 3 Objektiven, 

 dem dazu gehorigen Revolver und zwei Okularen wird in der Regel 

 geniigen. Eines von den Okularen soil ein Mikrometerplattchen ent- 

 halten. Das Stativ soil moglichst einfach gebaut, doch auch zur Auf- 

 nahme der NiKOLschen Prismen fur die Beobachtung im polarisierten 

 Lichte geeignet sein. Man verwende nicht unnotigerweise starke Ver- 

 grofierungen, denn mit der Vergrofierung nimmt die Farbenintensitat 

 einer Reaktion fiir das Auge ab, aufierdem wird die Fokaldistanz 

 kleiner, womit die Gefahr einer Annaherung der wertvollen Objektiv- 

 linse an den Reagenztropfen wachst. Uberhaupt ist die Objektivlinse 

 vor Benetzung und Dampfen moglichst zu bewahren, schlieBlich nach 

 der Arbeit mit destilliertem Wasser zu reinigen und mit Filtrierpapier 

 und einem feinen Hirschlederlappen trocken zu wischen. Vor Staub 

 ist das Mikroskop durch einen Glassturz zu schiitzen. 



b) Lupe. Eine gute Handlupe, die 5 lOmal vergrofiert, leistet 

 gute Dienste, wenn es gilt, ein Objekt bei ganz schwacher Ver- 

 grofierung im IJbersichtsbilde zu beobachten. 



c) Objekttrager. Man versteht darunter durchsichtige, recht- 

 eckige Flatten aus Spiegel- oder gewohnlichem Glas, am zweck- 

 mafiigsten 76 mm lang, 26 mm breit und 1 1,5 mm dick. Die 

 meisten mikrochemischen Reaktionen werden auf solchen Objekt- 

 tragern ausgefiihrt. Kleinere Formate sind nicht zu empfehlert, weil 

 sonst fiir die Etiquetten, fiir die Ausfiihrung der Reaktion und die 

 ganze Handhabung zu wenig Raum iibrig bleibt. Fiir gewisse Re- 

 aktionen, z. B. fiir den Kieselsaurenachweis, wo Fluorwasserstoff, 

 Kieselfluorwasserstoff oder Fluorammonium zur Anwendung gelangen, 

 bedient man sich gefirnister Objekttrager. Sie sind mit einer 

 diinnen Schicht Kanadabalsam iiberzogen. Kanadabalsam wird in 

 einer Abdampfschale so lange erhitzt, bis er sich nach dem Erkalten 

 pulvern lafit. Das Pulver lost sich in Benzin zu einem oligen Firnis 

 und mit diesem wird der gelinde erwarmte Objekttrager iibergossen. 

 Man laBt abtropfen und schlieBlich bei etwa 50 vier Stunden lang 

 trocknen. Anstatt der gefirnisten Objekttrager kann man auch mit 

 Vorteil diinne Flatten von nahezu farblosem Zelluloid verwerten, 

 die kauflich zu haben sind (H. BEHEENS, I, 17). 



d) Deckglaschen. Die im Tropfen auf dem Objekttrager liegen- 

 den Schnitte werden der Klarheit des mikroskopischen Bildes wegen 

 und um die Beriihrung der Objektivlinse des Mikroskops mit der 

 Praparierflussigkeit zu verhindern, zumeist mit einem sehr diinnen 

 Glasplattchen, dem Deckglaschen bedeckt. Format 18x18 mm. Dicke 

 fiir schwachere VergroBerungen 0,2 mm, fiir starkere und starkste 

 0,15 0,1 mm und darunter. Man hiite sich, kleinere Formate zu 

 verwenden, denn diese haben verschiedene Nachteile. Fiir gewisse 

 Zwecke, namentlich bei Gewinnung von Kristallen aus verdiinnten 

 Losungen unterm Deckglas, empfehlen sich grofiere Formate (20x30 mm), 

 weil unter einem solchen Deckglas mehr Fliissigkeit Platz hat und 

 damit die Wahrscheinlichkeit, Kristalle zu erhalten, wachst. 



