einen . Glashahn und eine dickwandige Saugflasche ein. Der Hahn 



wird vor dem Abstellen der Pumpe geschlossen. Wenn der Schliff 



des Apparates, der selir sorgfaltig ausgefiihrt sein mufi, mit einer 



Spur Vaselin eingefettet wird, so erreicht man mittels einer gut 



ziehenden Wasserstrahlpumpe leicht eine Luftverdunnung von 7 bis 



12 mm Druck. Der Schliff kann eventuell auch vermieden werden, 



so dafi der Apparat dann die einfache, in Fig. 6 rechts abgebildete 



Form erhalt. Auch das innere Thermometer ist entbehrlich, sofern 



man auf die Bestimmung der Plattchentemperatur verzichten will. 



Tragt man dafiir Sorge, 



dafi die Substanz im 



Napfchen nicht ii b e r 



den Schmelzpunkt er- 



hitzt wird, so braucht 



man nicht zu befiirchten, 



dafi die Kristalle des 



Sublimates schmelzen, 



denn die Temperatur 



des Plattchens bleibt 



immer unter derjenigen 



des im Napfchen zurVer- 



dampfung gebrachten 



Korpers. 



Das Erhitzen des 

 zu sublimierenden Kor- 

 pers geschieht auf die 

 Weise, dafi der unterste 

 Teil des Apparates, das 

 Napfchen, welches die 

 Substanz enthalt, in kon- 

 zentrierte Schwef elsaure 

 eingesenkt wird, die sich 

 in einem Becher befindet 

 und mittels einer kleinen 



ta Jtanomdet u. suaute 



Bunsenflamme langsam 



Fig. 6. 



erwarmtwird Unmittel- Apparat zur Mikrosublimation in luftverdiinntem 

 Vv ri AT" f Raume, % natiirl. Grofie. a Schliff, b Plattchen, 



c Napfchen mit Substanz, d konzentrierte HSO 4 , 

 Chen taucht ein Thermo- e und /'Thermometer. (Nach EDER.) 



meter in das Schwefel- 



saurebad, derart, dafi sich der Quecksilberbehalter gerade unter dem 



Niveau der Saure neben dem Napfchen befindet." 



EDER hat ausschliefilich mit reinen Alkaloiden gearbeitet und 

 damit bei vielen vorzligliche Resultate erhalten; es wird aber weiterer 

 Versuche bediirfen, um festzustellen, ob sich die Mikrosublimation im 

 luftverdiinnten Raume auch fiir Gewebe eignen wird. Nach meinen 

 Erfahrungen wird man mit der Sublimation unter gewohnlichem Luft- 

 druck in den meisten Fallen das Auslangen finden, womit aber nicht 

 gesagt sein soil, dafi man in luftverdiinntem Raume in einzelnen 

 Fallen nicht bessere Resultate erzielen dlirfte. 



Jedenfalls ist die Mikrosublimation berufen, in der Mikrochemie 

 eine bedeutende Rolle zu spielen und den Nachweis von bestimmten 



