XXXIX 



Deux conditions limitent les objectifs, ce sont tout 

 d'abord 1'eclairement et, en second lieu la dimension des 

 objets, qui ne peuvent plus etre percus avec nettete lors- 

 que leurs dimensions sont plus petites que celles de la 

 longueur d'onde de la lumiere dans laquelle on opere. On 

 y remedie en operant avec les rayons ultra-violets et en 

 remplagant 1'oeil parune plaque photographique. 



Le Microscope a dissection est une loupe montee. 



Le Microscope binoculaire de H S. Greenonye (fig. H.). 

 Est un microscope dont la partie optique 

 est composee par deux microscopes redres- 

 seurs complets a prismes. Ge microscope 

 donne des grossissements compris entre 

 8 et 72 diametres . II est a vision stereosco- 



pique. 



L'image n'etant pas renversee, ces micros- 

 copes se pretent fort bien a la dissection et 

 remplacent avantageusement la loupe mon- 

 tee. 



Le Microtome a main (fig. I). -- Get appa- 

 reil est destine a faciliter 1'obtention de cou- Fig. H 

 pes minces faites a la main. 



Le type Ranvier, le plus simple, consiste dans plusieurs 

 cylindres creux surmontes d'une platine. 



Dans le cylindre on place 1'objet, 

 maintenu entre deux morceaux de 

 moelle de sureau ; le tout s'eleve grace 

 a un piston qui est pousse par une vis 

 a pas tres aplati ou micrometrique ma- 

 noeuvree a la main. 



Des que 1'objet effleure la platine, 

 donner alternativement un leger coup 

 de doigt a la vis. 



On se trouve bien de placer Tobjet entre deux demi- 

 cylindres de moelle de sureau bien impregnes d'alcool et 

 de mouiller avec ce liquide la platine et le rasoir. Gette 



