338 39. Verhalten der pflanzlichen Mernbrnnen zum polarisirten Lichte. 



39. 

 Verhalten der pflanzlichen Membranen zum polarisirten Lichte. 



Alle vollig ausgebildeten, erharteten vegetabilischen Zellhaute sind nicht 

 einfach lichtbrechend. Jeder durch sie gebende Lichtstrahl gemeinen Lichts wird, 

 theilweise \venigstens, in polarisirtes Licht verwandelt. Diese Polarisation findet 

 statt, sowobl dann, wenn der Lichtstrahl auf die Flache der Membranen als auch 

 wenn er auf Durchschnitte von Membranen, die perpendicular zur Ebene dersel- 

 ben gefiihrt sind, in einer Richtung parallel der Membranflache fallt 1 ). 



Bei der geringen Masse der Zellmembranen tritt diese ihre Eimvirkung auf 

 das durch sie gehende gemeine Licht nur dann hervor, wenn sie mittelst einer 

 Beobachtungsmcthode untersucht werden, welche die Beimengung auch einer ge- 

 ringen Zahl von Strahlen polarisirten Lichtes zu einem Strahlenbiischel gemeinen 

 zu erkennen giebt. Es bedarf zur Erkennung der charakteristischen optischen 

 Eigenschaften der Pflanzenmembranen der Anwendung des Polarisationsmikro- 

 skopes. 



Und zwar eines Polarisationsmikroskops, welches den Gebrauch starkerer Vergrb'sserun- 

 gen, mindestens 300 der Linie, noch gestattet. Der zweckmassigste, dem Mikroskope beizu- 

 gebende Polarisationsapparat besteht in zwei um die Achse des Mikroskopes drehbaren Nicol' 

 schen Prismen, deren eines, der Polarisator, zwischen Beleuchtungsspiegel und Objecttisch 

 angebracht wird; deren zweites, der Analysator, oberhalb des Objectivs zwischen diesem und 

 dem Ocular, oder auf dem Ocular, seinen Platz erhalt. Die Anbringung des Analysators dicht iiber 

 dem Objectiv, in der Rohre des Mikroskops, erachte ich fur die bequemere: sie gewahrt die 

 Vortheile eines unbeengten Gesichtsfelds und einer starkeren Vergrosserung. Da durch An- 

 wendung des Polarisationsapparats die Intensitat des Lichtes auf mindestens ein Viertel herab- 

 gedriickt wird (abgesehen von dem weiteren Verluste durch Absorption innerhalb der Theile 

 des Appa rats), so ist es unerlasslich, sehr intensives Licht zur Untersuchung zu verwenden : 

 am zweckmassigsten wird (nach v. Mohl's Vorschlag) eine Sammellinse kurzer Brennweite 

 oberhalb des Polarisators dicht unter der Oeffnung des Objecttisches angebracht. Die Polari- 

 sationsapparate, welche Hartnack seinen Mikroskopen beigiebt, entsprechen alien billigen An- 

 forderungen. Sie gestatten die deutliche Beobachtung im diffusen Tageslichte noch bei GOOfacher 

 Vergrosserung. 



Bringt man einen senkrecht auf die Membran gefuhrten Durchschnitt einer 

 Zellwand unter das Polarisationsmikroskop, dessen Nicol'sche Prismen mil ihren 

 Polarisationsebenen senkrecht zu einander (gekreuzl) stehen, dessen Gesichtsfeld 

 also verdunkelt ist, so erscheint der Membrandurchschnitt in der Farbe des Ge- 

 sichtsfeldes, also dunkel, wenn die Richtung der Membranflache mit derjenigen 

 der Polarisationsebene des einen der beiden Nicols zusammenfallt, eine Stellung, 

 welche als orthogonale bezeichnet werden mag; erhellt und in bestimmten, 

 meist niederen Interferenzfarben (grauweiss) dagegen, wenn jene Richtung gegen 

 die sich kreuzenden Polarisationsebenen geneigt ist; und es ist die Helligkeit eine 

 um so grossere, je starker die Neigung ist; am hochsten ist sie bei der starkst 

 mbglichen Neigung von 45" gegen die Polarisationsebenen des Nicol'schen Pris- 

 men; bei der diagonalen Stellung des Praparats. Der Durchschnitt einer pla- 

 nen, geradlinigen Membran hat im Polarisationsmikroskope zwei um 90 von ein- 





1) v. Mohl in Dot, Zeit. 1858, p. 4. 



