. 8 



und verengert, durck die Schi;aube C zugleich verktirzt werden kann, 

 welch' letztere Einrichtung es ermoglicht, class kleinere Gegenstande, 

 die niclit die gauze Lange des Spaltes einnehmen, fur sich allein spec- 

 tralanalytisch gepriift werden konnen. 



Der obere abnehmbare Theil stellt ein Eohr clar, das durch die 

 Schraube F (Fig. 3) beweglich und dadurch clem Spalt genahert oder 

 von ihm entfernt werden kahn. Diese Einrichtung ist insoferne von 

 Wichtigkeit, als dadurch moglich wird, die einzelnen Theile des Speq- 

 trums genauer einzustellen *. Das zerlegende Prisma, von ausgezeich- 

 neter Qualitat, ist a vision directe aus 5 Prismen construirt. 



Setzt man diesen Theil auf und verengert den Spalt gehorig , so 

 sieht man bei gewohnlichem Tageslicht ein Spectrum von ungemeiner 

 Klarheit und Lichtstarke an clem die Linien von B bis G in ausser- 

 ordentlicher Scharfe hervortreten ; bei Sonnenlicht hat man ein Spectrum 

 von A bis zu den beiclen Linien H, das von zahllosen feinen Linien 

 wie liber siiet erscheint. 



Eine Vorrichtung fur's Vergleichsspectrum ist in sehr vollkomme- 

 ner Weise angebracht. 



Zuniichst ist fur die Vergleichsgegenstande ein eigener Tisch 

 vorhanden , auf clem dieselben durch Federn vor der Oeffnung o', die 

 durch Hebelarme (Fig. 3, X) auch verschliessbar ist, festgehalten und 

 durch einen besonders angebrachten Spiegel (E Fig. 3)- beleuchtet wer- 

 den konnen. Das Vergleichsprisma (p Fig. 4 und 5) ist unbeweglich, 

 der Gang der Strahlen in Fig. 4 angedentet (oo'j. 



Der glanzendste Theil des Apparates aber ist der von BKOWNIM; 

 erfundene ingeniose Messapparat H (Fig. 3), h (Fig. 4). 



Es befindet sich am oberen Theil, seitlich ein horizontales Rohr 

 angebracht, in welches durch einen niedlichen Metallspiegel Fig. 3, J, 

 Fig. 4 , i Licht geworfen werden kann , so class es auf das Prisma P 

 fallt und von diesem nach o in das Auge des Beobachters gelangt. 

 Das freie Ende des Rohrs (gegen den Spiegel bin) ist durch eine ge- 

 schwarzte Platte Fig. 4, v geschlossen, auf welcher bei meinem Instru- 

 ment zwei unter 90 gebogene Linien x-formig (x) durchsichtig ge- 

 lassen sind. Es ist moglich diese hellen Linien, die an der Stelle, wo 

 die Winkelspitzen gegeneinander stehen, einen scharfen Punkt geben, 

 durch die Schraube K Fig. X 3 und k Fig. 4 und die Linse z (Fig. 4) so 



* Vgl. Roscoe, Spectralanalyse, iibers. von Schorlemmer, 1870, S. 142. 



