q 



' 



einzustellen, class ihr durch den Spiegel Ji beleuchtetes Bild unter 45 

 auf das Prisma P fallt und von dort deutlich sichtbar nach o ins Ange 

 des Beschauers geworfen wird. Man gewahrt, wcnn die Linien richtig 

 eingestellt siud, dieselben als ein weisses belles Lichtkreuz auf dem 

 Spectrum, welch' letzteres in der Richtimg ao ins Auge gelangt. 



Durch die Schraube L Fig. 3, 1 Fig. 4 ist die geschwarzte Platte 

 so beweglich, dass das Lichtkreuz der Lange nach u'ber das ganze 

 Spectrum, durch alle Farben desselben hinwegbewegt werden kann, so 

 dass es moglich ist, *eiuen beliebigen lixen Punkt in demselben, z. B. 

 cine FRAUENHOFER 1 sche Linie mit dem Punkte , wo die beiden Winkel 

 des Lichtkreuzes zusammeiistossen , in geiiaue Coincidenz zu bringen, 

 mit anderen Worten das Kreuz auf eine FRAUENHOFER'SCIIC- Linie, und 

 bei der Weiterbewegung nach und nach auf alle Linien genau einzu- 

 stellen. 



Zugleich ist nun die Grosse der Bewegung, die man macht, woim 

 das Kreuz von einer Linie zur anderen, etwa von D auf F riickt, mess- 

 bar an einer Mikrometertrommel, Fig. 3, K, Fig. 4, r, die bei mir in 

 100 Theile getheilt ist, und deren Eintheilung beim Drehen der Scliraube 

 L und 1 und Bewegeii des luvuzes iiber das Spectrum an einem Zeiger 

 voriibergeht. So ist es moglich, die Anzahl der Theilstriche abzulesen, 

 die man von einem Punkte des Spectrums zum anderen gehend zuriick- 

 legt. Der Optiker hat bei meinem Instrument die Einrichtung so ge- 

 trotten, dass wenn das Lichtkreuz auf der Linie A steht. der Zeiger 

 auf o der Eintheilung zeigt. AVird das Kreuz auf die Linie B bewegt, 

 so zeigt der Zeiger 30, auf C 70 u. s. w. Es ist, wie man sieht, auf 

 diese Weise moglich, die Lage sammtlicher FRAUENHOFER'sehen Linien 

 zu messen. Die Messung ergab fiir mem Instrument folgende Lagen 

 der Linien; es lag die Linie 



ABODE bFG 



bei 30 70 170 345 380 510 865. 



Zeichnet man sich nun in der gewohnlichen Weise ein Spectral- 

 band und versieht dasselbe mit einer beliebig gross gewahlten Einthei- 

 lung (Skala), so hat man ottenbar die richtige gegenseitige Lage der 

 FRAUENHOFER'schen Linien, wenn man dieselben bei den Zahlen der Skala 

 eintragt, welclie den gefundenen Zahlen am Apparat entsprechen. Man 



erhalt auf diese Weise ein N o r m a 1 s p e c t r u m mit welchem man 



\ 



Absorptionen u. s. w. , deren Lage man bestimmen will, leicht verglei- 

 chen kann. 



