16 



analytische Untersuchung von Flussigkeiten, so kann ein schwa- 

 ches Objectiv an demselben gelassen oder abgenommen werden. Die 

 Flussigkeiten sclbst konnen in passenden, in einer Korkhiilse stecken- 

 den (und dadurch auf dem Objecttisch festgehaltenen) B Musterglaschen", 

 die einen flachen Boden besitzen und die man , nach Belieben , auch 

 graduiren kann, beobaehtet werden. Im Uebrigen ist es nicht einmal 

 nothwendig, diese an sich schon sehr einfache Metkode zu befolgen. 

 Man kann die Flussigkeiten im gewohnlichen Probirrohrchen brevi manu 

 in die Tischoffnung halten, und hat dabei noch den unschatzbaren Vor- 

 theil, dass man durch starkeres oder schwacheres Neigen des Kohrchens 

 sofort alle moglichen Dicken der Fliissigkeitsschichte vor dem Spectro- 

 skop kann vorbeipassiren lassen. Diese letztere kurze Methode babe 

 icli mit dem besten Erfolge fast immer angewendet , und auf diese 

 Weise niemals Schwierigkeiten in der Auffindung eiuer gesuchten 

 Schichtendicke gehabt. 



Will man fremdes, von oben her fallendes Licht abhalten, so ge- 

 niigt es, vor den Objecttisch eine undurchsichtige Platte, etwa schwarz 

 beklebte Pappe, von einem Stativarm getragen, zu setzen; iibrigens 

 geniigt das Vorhalten der Hand, in den meisten Fallen ist es iiberhaupt 

 unnothig. 



3. Geschichte und Literatur des Apparates. 



Es durfte Manchem willkommen sein, iiber die Geschichte des 

 Apparates Einiges zu erfahren. Es moge desshalb die Literatur des- 

 selben, so vollstiiudig ich sie kenne, bier mit ganz kurzer Andeutimg 

 des Inhalts aufgeflihrt werden. 



I. Der SoRBY-BROWNiNo'sclie Apparat. 



1) On the Application of Spectrum Analysis to Microscopical Inve- 

 stigations, and especially to the Detection of Bloodstains by H. 

 C. SORBY. 



The Quaterly Journal of Science. Vol II. N. VI. April 1865, 

 p. 198-202. 



The Chemical News. N. 281. April 1865, p. 186 sq. 



Erste Publication des Erfinders; der Apparat ist noch kein 

 Spectralocular , sondern die zerlegenden Prismen unter dem 

 Tisch des Mikroskops angebracht. 



2) On the Application of the Spectroscope to the Microscope by 

 JOHN BROWNING. 



