aber schwaehe Linien im Grim , nahe 4 von E und F *. Das Fehlen 

 eines geuauen Messapparates 1st iibrigens der empfindlichste Mangel 

 an clem MERz'schen kleinen, sonst gut gearbeiteten Apparate. 



Dieser Mangel besonders brachte es nrit sich, dass zu den folgen- 

 den Untersuchungen fast ausschliesslich der mit allem Wiinschenswer- 

 then in vorziiglichster TVeise ausgestattete A p p a r a t znr Verwendung 

 kam, den JOHN BROWNING in London nach seinen und SORBJ'S Ideen 

 coDstruirt hat. (Fig. 3, S. 5.) 



Fig. 5. 



Spaltregulirung des Apparates von unten gesehen. 



B Schraube zur Verengerung. 



C Schraube zur Verkiirzung des Spaltes. 



p Vergleichsprisma. 



Der Apparat ist, das Aufsatzrohr A, das dem Mikroskoptubus 

 speciell angepasst sein muss, abgerechnet , 158 Millimeter lioch, und 

 desshalb nicht gut beim Sitzen am Mikroskoptisch zu gebraucften. Da- 

 gegen lasst sich, wenn man das Mikroskop nicht unmittelbar auf den 

 Tisch, sondern auf ein kleines Stativ postirt, mit demselben stehend 

 ausserordentlich bequem arbeiten. 



Nerbmen wir auch bier zunachst den oberen Theil G (Fig. 3), gg 

 (Fig. 4) hinweg, der zu gleichem Zwecke wie beim vorigen Apparat 

 abnehmbar ist, und bier neben clem analysirenden Prisma a vision 

 directe auch die obere Ocularlinse m (Fig. 4) und den Messapparat H 

 (Fig. 3). h (Fig. 4) enthalt, so haben wir in der Erweiterung wiederum 

 den Spalt s (Figs 4), der durch die Schraube B (Fig. 3 und 5) erweitert 



Ueber Dklymspectra vgl. Bun sen in Lie big's Ann. Bd. 137, S. 1 und 

 Poggend. Ann. Bd. 128, S. 100 if. 



