3 



weiterung C und den Aufsatz B von einem gewohnlichen mit 2 Linsen 

 (a und b) versehenon Ocular. 



Derselbe 1st, in meinem Exemplar, ohne das Aufsatzrohr A, welches 

 dem Mikroskop angepasst sein muss, circa 85 Millimeter hoch. Nimmt 

 man, wenn man denselben dem Mikroskop aufsetzt, zunachst den Theil 

 ' B , welcher das zerlegende Prisma enthalt , hinweg , so gewahrt man 

 zum Unterschiede vom gewohnlichen Ocular ein Gesichtsfeld, das nicht 

 kreisformig , sondern von dem , je nach der Stellung der Schraube s, 

 einander gegeniiber 2 gleichgrosse Stiicke von verschiedener Dimension 

 hinweggenommen sind. Durch die Vorrichtung im Innern der Erwei- 

 terung. die des Naheren aus Fig. 2 zu ersehen ist, lasst sich das Ge- 



Fig. 2. 



Spaltregulirung des MERz'schen Spectraloculars. 



sichtsfeld bis auf einen Spalt , wie er zur Entwerfung eines reinen 

 Spectrums nothwendig ist , verengern. Flussigkeiten , die man in der 

 Oeffnung des Objecttisches unterbringt, oder mikroskopische Objecte, 

 wie gewohnlich auf den Mikroskoptisch gelegt, werden in dem Spalte 

 selbst, der in der Bildebene liegt, deutlich gesehen und eingestellt wer- 

 den konnen. 



Der abnehmbare obere Theil B enthalt das Prisma, welches das 

 Licht des Spaltes, oder des darin im Bild erscheinenden Objectes zer- 

 legt. Es ist, wie in der Fig. 1 angedeutet, ein AMici'sches Prisma, 

 aus 5 Prismen , 2 Flint- und 3 Crownglasprismen combinirt , die das 

 Licht geradlinig hervorgehen lassen *. Setzt man dasselbe, und zwar 

 die Prismen mit der brechenden Kante dem Spalt parallel auf das 

 Ocular, so gewahrt man, wenn kein Object unter dem Mikroskope 



Ueber den Gang der Strahlen in einem soldien Prisma vgl. z. B. Schel- 

 len, Spectralanalyse. 2. Aufl. S. 121, Fig. 48. 



i* 



