I. Apparat uncl Anwendung. 



1. Der Mikrospectralapparat. 



Die vorliegenden Untersuchungen sind mit Apparaten angestellt, 

 die urspriinglich nur zur Spectralanalyse mikroskopischer Gegenstiinde 

 construirt wurden ; dieselben erfullen aber nicht allein diesen Zweck in 

 ganz ausgezeichneter Weise, sie sind auch, wie meine Untersuchungen 

 hoffentlich beweisen, zu gewohnlichen makro-spectralanalytischen Be- 

 obachtungen iiber die Absorptionen von Fliissigkeiten so brauchbar als 

 jedes andere, grossere Spectroskop, ja sie sind, scheint mir, fiir den 

 Pflanzenphysiologen, was Handhabung und Leistung anlangt, in vielen 

 Fallen letzteren sogar vorzuziehen. 



Merkwiirdiger Weise sind diese schatzenswerthen Instrumente aus- 

 serLalb Hires Vaterlandes kaum praktisch gewiirdigt worden, jedeufalls 

 aber vom deutschen botanischen Publikum ganzlich unberiicksichtigt 

 geblieben. 



Dies wird es rechtfertigen . wenn ich dieselben in Folgendem ab- 

 bilde, beschreibe und fiber ihre doppelte Anwendung Einiges hinzufuge, 

 bevor ich meine damit angestellten Untersuchungen selbst mittheile. 



Die hier verwendeten Mikrospectralapparate sind Spectr al ocu- 

 lar e, d. h. der ganze Apparat, welcher zur Entwerfung des Spectrums 

 eines Objektes nothwendig ist , ist im Ocular des Mikroskops selbst 

 untergebracht , welches , wie ein gewohnliches Ocular dem Mikroskop 

 aufgesetzt und gehandhabt wird. Im einfachsten Falle unterscheidet es 

 sich von diesem nur dadurch, dass z wischen seiner oberen und unteren 

 Linse in der Bildebene ein verstellbarer Spalt vorhanden ist, wahrend 

 sich liber der oberen (dem Auge zugewendeten) Linse ein abnehmbares, 

 lichtzerlegendes Prisma befindet. Am vollstandigeren Apparate sind 

 ausserdem nocli Vorrichtungen fiir ein Vergleichsspectrum und ein 



KKAUS, ChloLT>ph>Ufaibstoffe. 1 



