Die Untersuchungsmethode. 331 



Ablesung wird das Wasser im Biirettenmantel durch Einblasen von 

 Druckluft minutenlang tiichtig bewegt. Nach dem Einstellen des Queck- 

 silbers auf den Nullpunkt liest man Temperatur und Barometerstand ab 

 und setzt die Raume des Kompensationsrohres und der MeBbiirette in 

 Kommunikation mil der AuBenluft. 



Die Absorptionspipetten sind vor dem AnschlieBen an die Burette 

 bis zum auBersten Ende des Capillarschlauches mit Fliissigkeit gefiillt ; 

 der Schlauch wird so liber die Biirettencapillare gestiilpt, daB keine Luft- 

 blase in die Capillare zu der Gasprobe eintritt. Beim Zuriickfiihren des 

 Gases aus der Absorptionspipette ist zu vermeiden, daB . Fliissigkeits- 

 tropfchen in die Burette gelangen und zu beachten, daB die Absorptions- 

 fliissigkeit eben noch ein wenig (i bis 2 mm) in die Biirettencapillare ein- 

 tritt, diese also beim Pipettenwechsel verschlieBt und den Zutritt von 

 Luft verhindert. Durch langsames Zuriickfiihren des Gases laBt es sich 

 vermeiden, daB an den Drahtnetzspiralen der Hydrosulfitpipette Gasblas- 

 chen hangenbleiben ; zur Sicherheit wird die Pipette vor und nach der 

 Sauerstoffbestimmung unter Klopfen lebhaft geschiittelt. Zur Sattigung 

 des in die Burette zuriickgebrachten Gases mit Wasserdampf wird die 

 Wand derselben stets etwas feucht gehalten, indem man von Zeit zu Zeit 

 auf das Ouecksilber der gefiillten Burette ein Tropfchen Wasser gibt, das sich 

 beim Sinken des Quecksilberspiegels gleichmaBig auf die Wand verteilt. 



Die GroBraumigkeit des Apparates macht es notig, daB man vor dem 

 Verbinden der Gasraume des Kompensationsrohres und der Burette mit 

 dem Differentialmanometer das absorbierte Gas in der MeBbiirette, so 

 gut es durch Heben und Senken der Ouecksilberbirne moglich ist, auf 

 Atmospharendruck bringt. Dann ist die Druckdifferenz zwischen Kom- 

 pensationsrohr und Burette so gering, daB bei vorsichtigem Offnen des 

 Biirettenhahnes der Schwefelsauretropfen sich wohl noch bewegt und zur 

 genauen Einstellung auf gleiche Drucke dienen kann, daB er aber nicht 

 weggeblasen wird, wie es bei groBeren Druckdifferenzen geschieht. Durch 

 leichtes Driicken des quecksilbergefullten Schlauchstiickes am unteren 

 Biirettenende versetzt man den Schwefelsauretropfen in Schwingung und 

 erleichtert seine Einstellung in Gleichgewichtslage. Xach jeder Bestim- 



