Bestimmung der Kohlensaureabsorption lebender Blatter. 207 



einfachen Verfahrens kompliziert ; namlich die an der Gasuhr zu messende 

 Luft entstammt nicht vollstandig dem angewandten Gasstrom, sondern 

 zum Teil dem anders zusammengesetzten Gas, das bei Versuchsbeginn 

 den schadlichen Raum des AbsorptionsgefaBes gefiillt hat. 



Beschreibung des Apparates. Zur Aufnahme der Blatter ist die 

 im vorigen Abschnitt beschriebene flache Dose nicht anwendbar, weil ihr 

 Raum mit der wechselnden Dicke der Paraffinschicht variiert, mit der 

 die VerschluBplatte am Dosenrande abgedichtet ist. Statt dessen wenden 

 wir als AbsorptionsgefaB eine zylindrische Flasche an, von etwa 350 ccm 

 Inhalt, mit exakt aufgeschliffenem und schwach eingefettetem Helm, 

 der eine bis zum Boden reichende Einleitungsrohre und ein Ableitungs- 

 rohr tragt. An beiden Rohren sind wagrecht stehende Glashahne ange- 

 schmolzen, deren auBere Enden 2 cm lang und capillar verengt sind. In 

 manchen Fallen wurde die Flasche zur Verminderung des Raumes mit 

 zugeschmolzenen Glasrohren angefiillt. Das Volumen der Flasche mit 

 oder ohne den Rohreneinsatz bestimmten wir von einem kapillaren Ende 

 bis zum anderen durch Auswagen mit Wasser fur die Versuchstempera- 

 tur; mittels einer Marke war dafiir gesorgt, daB der konische Schliff des 

 Helmes sich immer in derselben Stellung zum Halsschliff der Flasche 

 befand. 



Das AbsorptionsgefaB wurde, mit einem schwarzen Tuch umwickelt, 

 in einen mit Asbestpappe umhiillten Thermostaten eingesenkt, der 100 1 

 Wasser faBte. Fiir diese Wassermenge w r ar es bei kraftigem Riihren aus- 

 reichend, alle 5 bis 10 Minuten 100 bis 200 g fein gemahlenes Eis einzu- 

 tragen, um bei einer Zimmertemperatur von 20 die Temperatur auf 5 

 zu halten, mit Schwankungen von nicht mehr als 0,1. Im Gas- 

 raum des AbsorptionsgefaBes waren die Temperaturdifferenzen noch 

 geringer. Hohere Temperatur, zum Beispiel 25 , war mit einem Thermo- 

 regulator leicht auf 0,05 konstant zu halten. * 



Zur Trocknung des Gasstromes dienten bei den ersten Versuchen 

 Apparate, die in geraden Kugelrohren bestanden und in den zwei ersten 

 Kugeln mit Chlorcalcium, in den zwei folgenden mit Phosphorpentoxyd 

 beschickt waren. Da es sich zeigte, daB Chlorcalcium langsam etwas 



