208 K. Willstatter und A. Stoll. 



Kohlendioxyd aufnimmt und langsam wieder abgibt, wodurch besonders 

 bei hoherem Kohlensauregehalt des Stromes storende Fehler verursacht 

 werden, ersetzten wir spater das Chlorcalcium durch Schwefelsaure. Mit 

 dieser war in einem U-formig gebogenen Teil der Kugelrohre Glaswolle 

 getrankt. Die Schwefelsaure beseitigte das Wasser des Gasstromes, ohne 

 durch eine mehr als zentimeterhohe Saule den Stromungswiderstand zu 

 vergroBern, und sie verhinderte das rasche Aufbrauchen des Phosphor- 

 pentoxyds. Der Trockenapparat war auf der Seite der Gasuhr mit einem 

 Glashahn zu verschlieBen. 



Da der Gasraum des Trockenapparates nicht genau zu bestimmen 

 1st, wurden fiir reine Luft und fiir kohlensaurehaltige besondere Apparate 

 verwendet, die vor dem Versuche mit der entsprechenden Gasart gefullt 

 waren. Beim Sattigen der Blatter mit Kohlensaure wurde der kohlen- 

 dioxydhaltige,, bei der Entgasung der kohlendioxydfreie Apparat ein- 

 geschaltet. Auch der Trockenapparat war, mit Blei beschwert,, in den 

 Thermostaten eingesenkt. 



Zur Absorption des Kohlendioxyds diente der aus zwei miteinander 

 verbundenen U-R6hren bestehende Apparat 1 ) mit Natronkalkfiillung und 

 einer Schicht Phosphorpentoxyd. Um den EinfluB der Luftfeuchtigkeit 

 auf sein Gewicht auszuschalten, wurden nebenher Kontrollapparate mit 

 gleicher Oberflache gewogen und ihre Gewichtsschwankungen beriick- 

 sichtigt. 



Besondere Aufmerksamkeit erfordert bei alien folgenden Versuchen 

 die genaue Messung des aus dem Apparate austretenden Volumens Luft 

 durch eine Gasuhr von Prazisionsausfiihrung. Es wird bestimmt, wieviel 

 Kubikzentimeter CO. 2 das an der Gasuhr gemessene Luftvolumen im vor- 

 geschalteten Natronkalkrohr zuriickgelassen hat, und daraus der Kohlen- 

 sauregehalt des aus dem AbsorptionsgefaB kommenden Stromes abgeleitet. 



Die aus Britanniametall gefertigte Trommel der Gasuhr faBt i 1; 

 der Zeiger ist unmittelbar auf der Achse befestigt; das in 200 Intervalle 

 geteilte Zifferblatt hat einen Durchmesser von 2 dm und erlaubt, noch 

 J / 2 ccm gut zu schatzen. Die sorgfaltig ausbalancierte Trommel rotiert 



J ) Siehe die zweite Abhandlung, Abschn. III.. A. 



